— 328 — 



М. А. Рыкачевъ. Сравненхе психрометра Ассмана съ русскою будкою, съ фран- 

 цузскою защитою и съ англшскою кл-Ьткою. (М. Кукасеу. Сошрагахзоп йи рзусЬго- 

 тё1ге Азвтап ауес 1а ЬиИе гивзе, ауес ГаЬп Ггапса15 е1 ауес 1а са§е ап^Ызе). 



Сравнимость метеорологическихъ наблюден1й составляетъ необходимое 

 условхе для какихъ-либо выводовъ; поэтому международные конгрессы и 

 конФеренцш стремятся достигнуть соглашен1я относительно однообраз1я въ 

 способахъ наблюден1й, по крайней м'Ьр'Ь, по главн'Ьйшимъ метеорологиче- 

 скимъ элементамъ. Особенно это важно относительно температуры воздуха; 

 вопросъ о наилучшей установке термометровъ все еще нельзя признать 

 окончательно р-Ьшеннымъ, и въ разныхъ странахъ установки остаются раз- 

 личными. 



Въ виду этого, необходимо опред'Ьлить, насколько отличаются между 

 собою результаты, получаемые при различныхъ установкахъ, а потому я съ 

 удовольств1емъ примкну лъ къ предложен1ю, внесенному въ 1896 г. на раз- 

 смотр'Ьн1е Парижской Международной КонФеренцш, чтобы въ каждой 

 стран-Ь, по крайней м'Ьр'Ь на одной изъ ея станцш, одновременно съ тер- 

 мометрами въ обыкновенной установк'Ь, тамъ принятой, велись въ течен1е 

 не мен-Ье 2-хъ л-Ьтъ наблюден1я по способамъ, принятымъ въ другихъ 

 странахъ. 



Наиболее распространены руссмя будки, ассмановскш термометръ, 

 англ1йск1я кл'Ьтки и Французская защита. Изъ нихъ особенно удобенъ для 

 сравненш психрометръ Ассмана, какъ не требуюпцй никакой защиты и 

 при томъ даюпцй, невидимому, наибол']&е надежные результаты. Поэтому, 

 во исполнен1е пожелан1й КонФеренц1и, я распорядился произвести во всЬхъ 

 нашихъ первоклассныхъ обсерваторхяхъ сравнен1я психрометра Ассмана 

 съ русскою будкою въ теченхе 2-хъ л-^тъ, съ 1 января 1898 г., а въ Кон- 

 стантиновской Обсерватор1и, сверхъ того, одновременно пропзводи.шсь на- 

 блюдешя подъ Франпузскою защитою и въ англ1Йской кл'Ьтк1Ь. 



Въ представляемой работЬ я даю результаты этихъ сравненш, какъ по 

 отношен1ю къ темнератур-Ь, такъ и по отношен1ю къ влажности. Я даю для 

 каждаго элемента за каждый срокъ и за каждый м-Ьсяцъ разности между 

 психрометромъ Ассмана и психрометромъ другой установки, принимая во 

 вниман1е вл1ян1е установки на наибольш1я и наименьш1я величины, а также 

 разсматриваю, каковы были наибольш1я разности въ отд-Ьльныхъ случаяхъ; 

 я разсмотр'Ьлъ также вл1ян1е, оказываемое на разности разныхъ условш 

 погоды: какъ велико вл1ян1е ясной безоблачной и пасмурной погоды, вл1яше 

 дождя и сн-Ьга,. вл1ян1е в'Ьтра. 



