8 K. Haus s mann: 



gistrierungen der Basisstation bei Korntlial erfolgen. Die Anordnung war 

 in allen Teilen so, wie sie in W, S. 3 — 8 beschrieben ist. Die Bestim- 

 mung der Skalenwerte wurde durch Hrn. Prof. Dr. Schmidt und den 

 Verfasser am 1. und 14. August 1902 durchgeführt; aber nur die letztere 

 ist vollständig gelungen; sie genügt aber für die ganze Aufnahmezeit. Mit 

 den gleichen Bezeichnungen wie in W, S, 4 und den Abmessungen Aj = 

 (176.7 — 0.3 -4-0. ip, e = 2'=:"0, f = 172™0, und dem Torsionsverhältnis 

 ö = 0.0166 (s. S. 21) erhält man für den reduzierten Abstand: 



Ao = 174^'"5 



und damit für die Empfindlichkeit des Deklinationsvariometers, 



bezogen auf 1'"'": 



e= l.'OOl. 



Ferner ergab sich DiD2=125"™2, J,J2 = 128"'"0, 



n, = 74(51.7 + 50.3 + 49.1 + 50.3), 



n' = V4(56.6 + 64.2 + 59.8 + 64.0), 

 na = 74(50.2 + 49.0 + 50.8 + 51.8) 



und für den Näherungswert H = 0.202 : e' = Al^i+ J^).!. j^ ^ 4.80 7; die 



n /) 



Empfindlichkeit des Horizontalintensitätsvariometers , bezogen 



auf 1°"", ist also: 



e' = 4.80 7, 



die Umrechnung für logarithmische Rechnung ergibt die Reduktionsformeln 

 auf den Basiswert n^o: 



lg sin <^o == lg sin ^ + 0.000 104 (n' — n^o) 

 lg To = lg T + 0.000 052 (n' — n.y. 



Der früher ermittelte Temperaturkoeffizient 7.3 7 des H-Variometers ist 

 beibehalten worden, s. W, S. 8. 



Die Registrierkurve für H in Kornthal zeigt aber zum Teil auf- 

 fällige Besonderheiten und Sprünge, die später als Folgen der Reibung 

 des Magnets im Gehäuse des Variometers erkannt wurden. Die davon be- 

 troffenen Registrierungen vom 15. bis 25. August waren unbrauchbar und 

 mußten durch andere ersetzt werden. Das nächstliegende Observatorium 

 ist in Münclien, dann kommt Potsdam. 



