Beschreibung einiger Vorrichtungen und Versuchs- 

 weisen zu elektrophysiologischen Zwecken. 



Von 



H™ EMIL DU BOIS-REYMOND. 



Wl/VWl/V WW Vl.'l/kj 



[Gelesen In der Akademie der Wissenschaften am 30. Mai 1861.] 



I 



ch habe, seit dem Erscheinen meiner Untersuchungen über thie- 

 rische Elektricität, zu dem, was daselbst über Vorrichtungen und 

 Versuchsweisen zu elektrophysiologischen Zwecken gesagt ist, allerlei hin- 

 zuzusetzen gefunden, wovon ich Einiges hier zusammenstellen will, um 

 mich gelegentlich darauf beziehen zu können. Ein Theil davon hat zwar 

 bereits auf anderem Wege, durch meine Vorträge, durch persönlichen 

 Verkehr, durch die aus meinem Laboratorium hervorgegangenen Arbeiten, 

 eine ansehnliche Verbreitung, ja einige Bedeutung für den Fortschritt 

 unserer Wissenschaft erlangt. Ich erfülle aber einen oft gegen mich ausge- 

 sprochenen Wunsch, indem ich ausdrücklich und im Zusammenhange eine 

 Schilderung auch dieser schon bekannteren Hülfsmittel gebe. 



§. I. Vom Multiplicator. 



Die Multiplicatoren für thierisch - elektrische Versuche, wie sie Hr. 

 Sauerwald auf meine Anregung zu bauen begonnen hat, weichen in meh- 

 reren Punkten von dem von mir a. a. O. Bd. II. Abth. I. S. 477 beschrie- 

 benen Instrument ab. Sie sind aber in Deutschland, ja im Auslande, jetzt 

 so verbreitet, dafs eine Beschreibung derselben für überflüssig gelten darf, 

 und die Art sie zu behandeln kann auch als so allgemein bekannt voraus- 

 gesetzt werden, dafs höchstens einzelne minder auf der Hand liegende Rath- 

 schläge noch am Platze scheinen möchten. 



Folgendes Verfahren beim Aufstellen des Multiplicators führt schnell 

 und sicher zum Ziel. Ich nehme an , dafs der einfache Coconfaden mit 

 seinem Häkchen bereits eingebracht ist. Man giebt dem Theodolitenfufs 



K2 



