und Versuchsweisen zu eleldrophysiologischen ZwecTcen. 81 



weitig zu thun hat, namentlich aber in Vorlesungen, ist dies Verfahren sehr 

 nützlich. 



Hr. Sauer wald giebt, auf meine Veranlassung, seinen grofsen Mul- 

 tiplicatoren einen Stromwender bei , der mit Leichtigkeit verschiedene 

 Combinationen der beiden Multiplicatordrähte mit der Kette und mit einer 

 Nebenschliefsung herzustellen erlaubt. Mit Hülfe davon kann man i) 

 die Kette , mit Ausschlufs des Multiplicators , in sich schliefsen , 2) den 

 Strom nur durch eine bestimmte Windung, 3) durch beide Windungen hin- 

 tereinander oder 4) zugleich hindurchlassen , 5) eine Nebenschliefsrolle 

 aus Neusilberdraht zum Multiplicator anbringen, wodurch er, bei ganzer 

 Länge und einfacher Dicke , die passende Empfindlichkeit für den Muskel- 

 strom erlangt; endlich 6) den Strom im Multiplicator bei irgend einer dieser 

 Combinationen umkehren. Ich selber verdanke den HH. Siemens und 

 Halske einen noch vollständigeren Stromwender, welcher nämlich den Strom 

 auch noch beliebig durch die eine oder die andere der beiden Windungen zu 

 senden erlaubt. Von Wichtigkeit unter diesen Combinationen sind indefs 

 nur die mit 1., 3., 5., und 6. bezeichneten. Mit Hülfe geeigneter Neben- 

 schliefsungen läfst sich dem Multiplicator jeder gewünschte Grad von Unem- 

 pfindlichkeit geben. Die Verminderung des Widerstandes des Multiplicators 

 durch gleichzeitige Benutzung beider Drähte kommt bei thierisch-elektrischen 

 Versuchen kaum jemals vor. Ja, da neuerdings mehrmals Multiplicator- 

 gewinde dadurch unbrauchbar geworden sind , dafs die beiden Drähte sich 

 irgendwo im Inneren metallisch berührten, die Anwendbarkeit des Multipli- 

 cators als Becquerel'sches Differentialgalvanometer aber vollends ent- 

 behrlich erscheint, so habe ich Hrn. Sauerwald gerathen, das einst von 

 Nobili eingeführte Bewickeln der Rahmen mit zwei Drähten überhaupt 

 ganz aufzugeben. Freilich wird das Bewickeln mit nur Einem Drahte inso- 

 fern mühsamer, als doppelt so viele Windungen aufzutragen sind. Dafür 

 legt sich indefs ein Draht leichter zurecht als zwei, und man hat die Sicher- 

 heit, dafs durch einen etwa entstehenden Isolationsfehler nie mehr als höch- 

 stens zwei Lagen aufser W^irkung kommen. 



Der Stromwender mufs nicht auf dem Consol angebracht sein, da das 

 Handhaben der Vorreiber die Nadeln erschüttern könnte. 



Unter den Combinationen des Stromwenders fehlt zwar die , deren 

 man bedarf, um die Beruhigung der Nadeln durch Dämpfung möglichst voll- 

 Phjs. Kl. 1862. L 



