und Versuchsweisen zu eleldrophjsiologischen Zwecken. 85 



endlich auch die Richtkraft des Spiegels vermindern, indem man die Wirkung 

 der Erde durch die eines passend genäherten Magnetes zum Theil aufhebt. 

 Bei dem letzteren Verfahren gelingt es sehr leicht, auch für die Versuche an 

 Nerven eine überflüssige Empfindlichkeit herzustellen. 



Welch grofser Vortheil aus dem linearen Gange der Intensitätencurve 

 an der Spiegelbussole entspringe , auch wenn man gar keine Messungen be- 

 zweckt, bedarf nicht der Erwähnung. Die relative Empfindlichkeit bleibt 

 bei jeder noch verwendbaren Ablenkung die nämliche, und von dem Ver- 

 hältnifs grofser und kleiner Stromstärken erhält man unmittelbar eine richr 

 tige Vorstellung, statt des mehr oder weniger verzerrten Bildes, welches 

 jede andere galvanometrische Vorrichtung davon entwirft. Die Spiegel- 

 bussole erfüllt ohne Weiteres das Bedürfnifs der Elektrophysiologie nach 

 einem Galvanoskop von grofser Empfindlichkeit bei kleiner Schwingungs- 

 dauer des magnetischen Systems. Die starke Dämpfung der Schwingungen 

 durch die Kupferhülse ist in unseren Versuchen, wo es sich, wie ich zeigen 

 werde , auch bei unpolarisirbaren Zuleitungsgefäfsen noch stets um unbe- 

 ständige Ströme handelt, von unschätzbarem Nutzen. Nimmt man hinzu, 

 dafs die Spiegelbussole von all den Schwierigkeiten der Handhabung, die 

 dem Multiplicator mit astatischem Nadelpaar stets anhaften werden, frei ist, 

 und dafs ihr Preis, mit Inbegriff eines Steinheil'schen Fernrohrs, den 

 eines Multiplicators ersten Ranges lange nicht erreicht, so drängt sich 

 die Frage auf, ob nicht überhaupt der Multiplicator ganz für die Spiegel- 

 bussole aufzugeben sei. Wirklich mufs ich sagen, dafs ich selbst mich seit 

 jenem Zeitpunkte mit grofsem Vortheil der Bussole fast ausschliefslich zu 

 meinen Untersuchungen bedient habe. 



Inzwischen hat diese auch ihre Mängel. Sie verlangt zu ihrer Aufstel- 

 lung Räumlichkeiten, über die nicht Jeder verfügt ; und obschon ein Multi- 

 plicator, wie eben bemerkt wurde, theurer sein kann, als Bussole und 

 Fernrohr, so kann er doch auch weit billiger hergestellt werden. Indem 

 Stübchen, wo ich den gröfsten Theil meiner Untersuchungen gemacht 

 habe, hätte ich keine Spiegelbussole aufstellen können, selbst wenn meine 

 Mittel mir damals erlaubt hätten, eine solche anzuschaffen, anstatt mir 

 einen Multiplicator zu bauen. Dies sind Verhältnisse, die heute, wo 

 jede Universität ihr physiologisches Laboratorium hat , nicht wiederkehren 



