86 duBois-Retmokd: Beschreibung einiger Vorrichtungen 



können. Aber Anderes bleibt zum Tröste derer zu erwägen, die sich jetzt 

 vielleicht ungern auf den Gebrauch des Multiplicators angewiesen sehen. 

 Das leichte Nadelpaar eines Multiplicators ist für Erschütterungen viel we- 

 niger empfindlich als der Spiegel. Die Störungen durch die elektro- 

 magnetischen Eisenkerne, z. B. des Magnetelektromotors, des Fallham- 

 mers , machen sich an der Bussole auf viel gröfsere Entfernungen sichtbar 

 als am Multiplicator. Die Unstetigkeit des Nullpunktes an der Bussole 

 ist lästig, selbst wenn dem Magnet nichts von seiner Richtkraft genom- 

 men wird. Sie wächst mit wachsender Astasie zuletzt zu einem unerträg- 

 lichen Mifsstande. Nachts bleibt die Beleuchtung der Scale in solcher 

 Ausdehnung, wie sogenannte qualitative Versuche es erheischen, bei denen 

 man oft nicht vorher weifs, in welcher Richtung und Gröfse der Ausschlag 

 erfolgen wird , stets eine mifsliche Aufgabe. Namentlich aber ist an der 

 Spiegelablesung auszusetzen, dafs man dabei nicht, während man mit einem 

 Versuch beschäftigt ist, zugleich aus der Ferne und mit Einem Blick über- 

 sieht, was im Kreise vorgeht. Die Stellung der Nadel auf der Multi- 

 plicatortheilung , der Sinn ihrer Bewegung, verrathen selbst im indirecten 

 Sehen sofort den elektrischen Vorgang ; die Spiegelbussole dagegen verlangt 

 immer eine mit dem Auge am Fernrohr gemachte Ablesung. Ist der Ver- 

 such der Art, dafs man ihn erst vollständig einrichten , und dann ohne hin- 

 zusehen durch eine einfache Handbewegung die beabsichtigte Wirkung 

 herbeiführen kann, so hat dies nichts zu bedeuten. Viele Versuche erlauben 

 aber nicht ein solches Verfahren, und alsdann braucht man zum Ablesen der 

 Bussole einen Gehülfen, was namentlich bei qualitativen Versuchen unbe- 

 quem ist, wo die Beobachtungen sich nicht regelmäfsig folgen, sondern 

 jeden Augenblick durch Überlegungen und durch Vorbereitungen, deren 

 Bedürfnifs sich einstellt, unterbrochen wei'den können. Auch zur Demon- 

 stration ist die Spiegelbussole nicht geeignet, wenn man nicht schon für 

 zwei Personen zu dem ziemlich umständlichen Verfahren greifen will, dessen 

 oben S. 83 gedacht wurde. 



Es bleiben somit den Multiplicatoren für jetzt auch noch einige Vor- 

 züge, und da sie ohnehin zur Zeit die am meisten verbreitete galvano- 

 metrische Vorrichtung sind , so habe ich es nicht für unnütz gehalten , hier 

 noch einmal auf deren Handhabung zurückzukommen. 



