und Versuchsweisen zu elehlrophjsiologischen Zwechen. 87 



Die Theorie der Spiegelbussolen findet sich an verschiedenen Stellen 

 so vollständig entwickelt und ihre Behandlung ist so einfach, dafs darüber 

 nichts weiter zu sagen ist. Doch will ich bemerken, dafs ich mich bei län- 

 gerem Gebrauch derselben zu elektrophjsiologischen Zwecken nicht in die 

 von den magnetischen Beobachtungen herstammende Gewohnheit habe fin- 

 den können, eine in 1000 Millimeter getheilte Scale so anzuwenden, dafs der 

 Faden ungefähr mit der Mitte ihrer Länge zusammenfällt. Bei messenden 

 Versuchen nach vorher bestimmtem Plan , deren Ergebnisse rechnend ver- 

 werthet werden sollen, mag dieses Verfahren am Platze sein. Bei qualita- 

 tiven Versuchen dagegen, wo es darauf ankommt, das Ergebnifs augenblick- 

 lich zu fassen um darauf weiter zu bauen, ziehe wenigstens ich die unmittel- 

 bare Anschauung einer Zahl, deren Gewinnung durch Subtraction zweier 

 vierstelligen Zahlen von einander vor. Meine Scale hat daher den Nullstrich 

 in der Mitte , und ich verschiebe sie vor jedem Versuch mittels Zahn und 

 Trieb so, dafs der Faden den Nullstrich deckt. Entsprechend der oben 

 S. 82 für die Aufstellung der Multiplicatoren gegebenen Regel ist die Anord- 

 nung getroffen, dafs der Faden sich im Fernrohr über die Scale scheinbar in 

 der Richtung bewegt, wie der Strom zwischen den Zuleitungsgefäfsen auf 

 dem Tisch vor mir. Um aber auch , wenn das Scalenbild unbeweglich ab- 

 gelenkt ist, den Sinn sofort zu erkennen, in dem dies geschah, sind die 

 Zahlen der im Fernrohr rechts erscheinenden Scalenhälfte roth, die der 

 anderen wie gewöhnlich schwarz mit der Schablone aufgetragen ('). 



(') Zu meiner Freude erfuhr ich, nachdem der vorliegende Paragraph im Wesentlichen 

 druckfertig war, auf der Reise durch Göttingen gegen Ende April d. J., von Hrn. Pro- 

 fessor Meissner, dafs er sich mit dem im Bau der Instrumente mit Spiegelablesung so 

 erfahrenen Hrn. Inspector Meyerstein verbunden habe, um ein für elektrophysiologische 

 Zwecke geeignetes Galvanometer der Art zu Stande zu bringen. Dasselbe ist seitdem un- 

 ter dem vielleicht nicht ganz bezeichnenden Namen eines Elektrogalvanometers in Henle's 

 und Pfeuffer's Zeitschrift (S.Reihe. Bd. XI. S. 193) und in Poggeudorff's Annalen 

 (1861. Bd. CXIV. S. 132) beschrieben worden, und seine Leistungen lassen, wie es scheint, 

 kaum etwas zu wünschen übrig. Der MagnelstaL, mit dessen Hülfe die Richtkraft des be- 

 weglichen Magnetes verkleinert wird, ist hier gleich an dem Instrumente in passender Weise 

 angebracht, wodurch die Aufstellung sehr erleichtert wird. 



Sinnreich, und den Verfassern eigenthümlich , ist die Spaltung dieses Hülfsmagnetes 

 in einen stärkeren unverrückt bleibenden, und einen schwächeren verschiebbaren, wo- 

 durch erreicht wird, dafs man, um eine hinreichend kleine Abänderung der Wirkung auf 

 den aufgehängten Magnet auszuüben, nicht, wie es sonst der Fall sein würde, einer 



M 



