und Versuchsweisen zu eleldropTiysiologischen Zwecicen. 91 



eine Verbreiterung des vorderen Randes des Gefäfses vorstellt. Von den 

 seitlichen Rändern des Gefäfses erheben sich Wangen, welche den Bausch 

 vollends gegen seitliche Verschiebung sichern und die Zinkoberfläche ver- 

 gröfsern , die auf möglichst kui-zem Wege durch die Lösung von den dem 

 Bausch aufliegenden thierischen Theilen aus erreicht vrird. Das Glei- 

 ten des Bausches nach rückwärts wird verhindert durch ein Schild aus 

 Kammmasse, welches mittels eines in die Hohlkeble des Karnieses ge- 

 legten Kautschukringes gegen den Rücken des Bausches federt. Der hintere 

 Rand der Wangen ist nach der Gestalt dieses Rückens ausgeschnitten. Der 

 Bausch mufs so dick sein, dafs er das Schild überall von diesem Rande ab- 

 hält und so den Druck des Schildes vollständig erfährt. Das Schild ist in 

 Fig. 2 a von hinten besonders dargestellt. Ausschnitte a, a am seitlichen 

 Rande des Schildes verhüten das Ausspringen des Kautschukringes. Der 

 untere Rand des Schildes verschiebt sich auf dem oberen Rande des Gefäfses, 

 den die Figur im Durchschnitt zeigt (r, r) , und zwei von jenem unteren 

 Rande in's Gefäfs ragende Zapfen {z, z') verhindern, dafs das Schild seitlich 

 ausweiche. Diese Einrichtung bietet gegen die ältere den Vortheil, dafs 

 die obere Fläche des Bausches von allen Seiten her zugänglich ist. Sonst 

 nämlich wurde dem Rückwäi'tsgleiten des Bausches dadurch vorgebeugt, 

 dafs man die Platinplatten aus der Flüssigkeit hob und gegen den Rücken 

 des Bausches drückte ('), wo dann die den Bausch überragenden Messing- 

 klemmen dessen obere Fläche nach hinten oft störend beschränkten. 



Der wesentliche Unterschied zwischen der Handhabung der neuen 

 und der der alten Zuleitungsgefäfse besteht darin, dafs während diese, um 

 gleichartig zu bleiben, aufser der Arbeitszeit, ja zwischen je zwei Versuchen, 

 sorgfältig mufsten geschlossen gehalten werden, diese Nothwendigkeit bei 

 den neuen Gefäfsen fortfällt. Sobald und so oft man die Vorrichtung zu- 

 sammenstellt, ist sie gleichartig; sollte sie es mit der Zeit in geringerem 

 Mafse erscheinen, so genügt erneutes Verquicken , um den besten Zustand 

 wieder herzustellen. Die einzige Sorge ist also die, dafs die Flüssigkeit in 

 den Bäuschen und Gefäfsen gleichartig bleibe, am sichersten gesättigt, jedoch 

 ohne dafs das Zinksalz auskrystallisire. Dazu ist nur nöthig die Vorrich- 

 tung, mit einem Vorrath ungelöster Krystalle am Boden der Gefäfse, in der 

 feuchten Kammer aufzubewahren. 



(') Untersuchungen u. s. w. Bd. I. S. 222. Taf. I. Fig. 12. 



M2 



