und Versuchsweisen zu eleldropTijsiologischen Zwecken. 97 



keltnuskels, oder, wie es die Figur zeigt, der Achillessehnen- Ausbreitung 

 zu prüfen. Es versteht sich, dafs man sich der Röhren ebensowohl zum 

 Zuleiten fremder Ströme, als zum Ableiten der thierisch-elektrischen Ströme 

 bedienen kann, und es hält nicht schwer, die Thonspitzen von vier Röh- 

 ren einem Nerven auf einer Strecke von kaum ebensovielen Millimetern 

 anzulegen. 



Die plattgedrückte Gestalt des Querschnittes der Röhren ist zwar nicht 

 wesentlich, gewährt aber mehrere Vortheile. Erstens ist es leichter, solche 

 Röhren wasserdicht mit Thon zu schliefsen, als runde Röhren von gleichem 

 Querschnitt. Zweitens braucht man den Streifen Zinkblech nicht, wie es 

 bei gleicher Rreite desselben und bei runder Röhre erforderlich wäre, zu 

 einer Rinne zu biegen. Drittens und hauptsächlich nehmen mehrere, in 

 einer Reihe aufgestellte, die platten Seiten einander zukehrende Röhren we- 

 niger Platz ein, als wenn sie rund wären, und man hat weniger Schwierig- 

 keit, die Thonspitzen zwei einander sehr nahen Punkten anzulegen. 



Die Gleichartigkeit und ünpolarisirbarkeit der Röhren ist gefährdet, 

 wenn das verquickte Zink den nicht mit Zinklösung getränkten Thon be- 

 rührt. Bei der beschriebenen Form der Vorrichtung ist dem dadurch vor- 

 gebeugt, dafs die Zinkplatte durch die Klemme in gegebener Höhe festgehalten 

 wird. Man kann dasselbe aber auch erreichen, indem man vor dem Verquicken 

 das Zinkblech so biegt, dafs es sich in der Röhre mit Reibung verschiebt. 

 Auf alle Fälle bleibt es gerathen von unten her in die Röhre , ehe man sie 

 mit Thon verschmiert, einen mit Zinklösung getränkten Fliefspapierpfropf 

 zu schieben, welcher nicht nur das Zink vom Thone trennt, sondern auch 

 die Diffusion der Zinklösung mit der verdünnten Kochsalzlösung im Thone 

 verzögert. 



Ganz beständig ist natürlich der Widerstand der Röhren nicht, weil 

 der Thon theils an der Luft austrocknet , theils durch die Zinklösung aus- 

 gesogen wird. Der erstere Umstand kommt indefs weniger in Betracht, weil 

 man feinere Versuche in diesem Gebiete doch nicht mehr anders als in der 

 feuchten Kammer anstellen wird, und der letztere Vorgang wird durch den 

 mit Zinklösung getränkten Fliefspapierpfropf sehr verzögert. Ja man kann 

 die zum Gebrauch fertigen Röhren mehrere Tage lang in tauglichem Zu- 

 stand in der feuchten Kammer bewahren , wenn man die Thonspitzen lose 

 mit feuchtem Fliefspapier umhüllt. Auch der Widerstand der Czermak'- 

 Phjs. Kl. 1862. N 



