und Versuchsweisen zu eleldrophysiologischen Zwecken. 99 



feuchte innere Luft zu einem erheblichen Theile durch trockene äufsere er- 

 setzt wird. 



Die feuchte Kammer mit abzuhebendem Gehäuse, das in einer mit 

 Wasser gefüllten Rinne steht, wie ich sie zum Aufbewahren der Zuleitungs- 

 gefäfse empfahl ('), kann man auch als Arbeitsraum benutzen. Sie hat 

 jedoch den Nachlheil, dafs sich über die Rinne fort den innerhalb befind- 

 lichen Gegenständen schlecht beikommen läfst, und dafs der Rand des Ge- 

 häuses beim Abheben trieft. Die geringe Wasseroberfläche der Rinne macht 

 zudem das feuchte Fliefspapier und die Alkarazzas kaum überflüssig. Das 

 Abheben des Gehäuses geschieht beiläufig am besten, indem man es auf 

 eine seiner langen Seitenflächen umlegt. Man macht es dazu mit Scharnieren 

 am Grundbrett beweglich, deren Axe man möglichst weit abrückt. Die 

 Zarge des Gehäuses mufs eisenfrei sein, um unbedenklich in der Nähe des 

 Multiplicators oder der Spiegelbussole gehandhabt zu werden. 



§. VIII. Von den Vorrichtungen zum elektrischen Teta- 

 nisiren (^). 



Der Schlitten-Magnetelektromotor ist, seit ich ihn im Jahre 1849 be- 

 schrieb (^), so vielfach von Physiologen und Ärzten angewendet worden, 

 dafs ihm von allen elektrophysiologischen Vorrichtungen wohl die gröfste 

 Verbreitung zukommt. 



(') Untersuchungen u. s. w. Bd. I. S. 219. 



(^) Nachträglich eingerückter Paragraph. 



{') Ich habe seitdem gefunden, dafs schon 1839 Hr. Jos. Henry (damals in Princeton, 

 New-Jersey, später in Washington) vorschlug, durch Entfernung der beiden Rollen von einander 

 die Stärke der Inductionsschläge zu ärztlichen Zwecken abzustufen (Transactions of the American 

 Philosophical Society, held at Philadelphia, etc. New Series. 4. 1839. vol. VI. p. 315. §. 52; — 

 The... Philosophical Magazine etc. New and united Series. vol. XVI. p.2ö6; — Poggendorff's 

 Annalen u. s.w. Ergänzungsband (I). 1842. S. 291). Um so sonderbarer ist es, dafs man in 

 Frankreich noch immer, statt dieses einfachsten und zweckmäfsigsten Mittels, sich ziun Abstufen 

 der Ströme eines Kupferrohres bedient, das man zwischen die Haupt- und die sie umgebende 

 Nebenrolle schiebt, wobei einmal der Strom nicht Null, zweitens der zeitliche Verlauf auch 

 des Endstromes so verändert wird, dafs die Ordinalen nicht dasselbe Verbältnifs zu einander 

 behalten, was beim Entfernen der beiden Rollen von einander nur für den Anfangsstrom 

 der Fall ist, dessen physiologische Wirkung neben der des Endstromes verschwindet, S. den 

 in der folgenden Anmerkung angeführten Aufsatz, S. 387. — Vergl. auch Fortschritte der 

 Physik im Jahre 1850 und 1851 u.s.w. VI. und VII. Jahrgang. Berlin 1855. S. 736. 



N2 



