100 DU Bois-Retmond: Beschreibung einiger Vorrichtungen 



Eine wichtige Veränderung des Magnetelektromotors ist neuerdings 

 von Hrn. Helinholtz angegeben worden. Da ich dieselbe in den Monats- 

 berichten der Akademie ausführlich besprochen habe , so verweise ich auf 

 jene Stelle. ('). Dort findet sich auch das Nöthige gesagt für den Fall, dafs 

 man congruenter Wechselströme bedarf. Hier bleibt mir danach nur wenig 

 zu erwähnen übrig. 



Bei fortgesetzter Erfahrung hat es sich gezeigt, idafs die Länge des 

 Geleises, wie ich sie ursprünglich für physiologische Zwecke angab, wo- 

 bei die Mittelpunkte der Axen beider Rollen höchstens 35™ von einander 

 entfernt wurden, nicht ausreicht, indem der Offnungsschlag oft noch weit 

 über diesen Abstand hinaus Zuckung erregt. Die HH. Siemens und 

 Halske liefern die Magnetelektromotore für physiologische Zwecke daher 

 jetzt mit einem Geleise, welches jenen Mittelpunkten etwa 90™ Abstand zu 

 geben gestattet. Da dies Geleise für gewöhnlich unbequem wäre, so besteht 

 es aus zwei durch ein Scharnier verbundenen Hälften, von denen die von der 

 Hauptrolle entferntere , wenn sie nicht gebraucht wird , unter die vordere 

 geklappt wird. Eine auf Papier gedruckte Millimetertheilung ist der einen 

 Schiene des Geleises entlang geklebt , und ein darüber gleitender Zeiger am 

 Schlitten erlaubt mit ausreichender Schärfe dessen Stellung abzulesen. 



Zu den Vorrichtungen, die im elektrophysiologischen Laboratorium 

 unentbehrlich sind, gehört der Halske' sehe Unterbrecher (^). Er dient 

 als elektromagnetische Maschine um den Nerven mechanisch zu tetanisi- 

 ren (^). Er läfst sich in jedem Augenblick mit jedem beliebigen Paar Rol- 

 len verknüpfen, und stellt alsdann einen Magnetelektromotor dar. Als 

 solcher erlaubt er eine viel langsamere Folge der Inductionsströme, als 

 der mit dem gewöhnlichen Magnetelektromotor verbundene Unterbrecher, 

 was manchmal von Wichtigkeit ist. So gewährt er z. B. die Möglichkeit, 

 das Verschmelzen einzelner Zuckungen zu einem stetigen Tetanus zu veran- 

 schaulichen, indem man ihn bei ganz freier Hülfsfeder und schwach gespann- 

 ter Hauptfeder zuerst mit möglichst gehobenem Contactstift gehen läfst, 

 wobei die Zahl der Unterbrechungen nur etwa fünf in der Secunde beträgt, 

 und dann den Contactstift allmählig senkt. Um die Zahl der Unterbrechun- 



(') Sitzung vom 26. Juni 1862. ,,Über den zeltlichen Verlauf der Inductionsströme". 

 C^) Poggendorff's Annalen u.s.w. 1856. Bd. XCVII. S. 641. 

 (') Heldenbaln, Physiologische Studien. Berlin 18ö6. S. 129. 



