und Versuchsweisen zu eleldrophysiologischen Zwecken. d05 



§. X. Vom Gebrauch des Schlüssels beim Tetanisiren durch 



Inductionsströme. 



Besondere Erwähnung verdient der Gebrauch des Schlüssels beim 

 Tetanisiren durch Inductionsströme. Es handelt sich darum, die Ströme 

 des Magnetelektromotors oder der Saxton'schen Maschine in einem gege- 

 benen Augenblick auf Nerv oder Muskel möglichst bequem und ohne die 

 Gefahr einwirken zu lassen, dafs unipolare Zuckungen den wirklich beab- 

 sichtigten voraufgehen. Zu verwerfen ist im Allgemeinen das Verfahren, 

 die beiden Enden des inducirten Kreises, während die Feder des Magnet- 

 elektromotors spielt oder das Rad der Maschine gedreht wird , den thieri- 

 schen Theilen anzulegen. Nicht allein, weil dabei unipolare Zuckung statt- 

 finden kann, sobald das Anlegen beider Enden nicht vollkommen gleichzeitig 

 oder innerhalb eines stromlosen Zeitabschnittes geschieht, sondern auch, weil 

 man die Enden nicht sofoi^t in die Lage an den thierischen Theilen zu brin- 

 gen vermag, in der man die Wirkung der Ströme zu beobachten wünscht, 

 und weil man die Freiheit der Hände für andere gleichzeitige Verrichtungen, 

 und die der Aufmerksamkeit für den Erfolg des Tetanisirens selbst, einbüfst. 

 Man wird also , wie ich dies von Anfang an empfohlen habe, die thierischen 

 Theile zuerst sicher auf den Elektroden einrichten, und dann die Ströme in 

 sie einbrechen lassen. Dies darf aber nicht etwa so geschehen, dafs man, 

 während die Feder spielt oder das Rad gedreht wird, den inducirten Kreis 

 schliefst. Dabei würden unipolare Wirkungen nur durch sehr vollkommene 

 Isolation der thierischen Theile u.s.w. zu vermeiden sein. Besser schon ist es, 

 bei geschlossenem inducirtem Kreise das Rad der Saxton'schen Maschine, 

 oder am Magnetelektromotor die Feder in Gang zu setzen, letztere entweder 

 durch Anstofsen derselben, oder durch Senken des Stiftes, oder endlich durch 

 Schliefsen des primären Kreises an einer anderen Stelle. Allein das Rad hat 



(IrShte. Abgesehen von dauernden Leitungen, wozu mit Kautschuk u. d. m. isolirte Tele- 

 graphendrähte am besten sind, werden in meinem Laboratorium drei Drahtdicken gefuhrt: 

 Draht von 0.6™™ Durchmesser für primäre Inductionskreise; von 0.4""" für die Fälle, wo 

 thierische Theile im Kreise sind; und solcher von nur etwa 0.15™™ für sehr bewegliche Ver- 

 bindungen. Die beiden ersten Sorten sind mit Baumwolle von verschiedener Farbe besponnen, 

 und diese mit Wachs getränkt; die dritte ist der zu thierisch - elektrischen Multiplicaforen 

 übliche mit Seide besponnene Draht. Von gröfster Wichtigkeit Ist, dafs sämmtliche Schrau- 

 benklemmen auch den feinsten Draht sofoil sicher fassen. 



Phys. Kl 1862. O 



