und Versuchsweisen zu eleldrophrsiologischen Zwecken, 113 



Function j in unserem Falle vorstellt. Für A = TV ist u = — ; für K = 



C — W:=L schneidet die Gerade unseres Schema's die Hyperbel des Pog- 

 gendorff sehen, vermöge einer betannten Eigenschaft dieser Curve. Für 

 A = C ist die Ordinate unseres Schema's = £, welche Gröfse die des Pog- 

 gendorff sehen erst für A = oo erreicht. 



Es bedarf also, bei letzterem Schema, noch stets einer gewissen 

 Rechnung, um die relative Gröfse der Kraft zu finden, während in unserem 

 Falle dazu nichts gehört, als die Messung der Strecke Nr (Fig. 4), der Ent- 

 fernung der Enden des Multiplicatorkreises auf dem Nebenschliefsdraht, der 

 ja der Widerstand A proportional ist. Mit einem Wort, am Nebenschliefs- 

 draht, wie wir ihn anwenden, mifst sich die elektromotorische Kraft, wie 

 das Zeug an der Elle. So viel ich weifs, ist diese merkwürdige Eigenschaft 

 unseres Schema's bisher der Aufmerksamkeit der Elektriker entgangen. 



Hr. Poggendorff empfiehlt die Messung so anzustellen, dafs man 

 bei einer passenden Länge der Nebenleitung den Multiplicatorkreis einen 

 Augenblick schliefst, um zu sehen, ob und wohin noch ein Ausschlag er- 

 folge, oder ob imd in welchem Sinne man jene Länge noch zu verändern 

 habe um sich dem Gleichgewicht zu nähern, und so tastend fortfährt, bis 

 man die Länge getroffen hat, bei der die Nadel auf Null verharrt. Zu 

 dieser Vorschrift zwangen ihn die Ladungen der unbeständigen Combination, 

 deren elektromotorische Ki'aft zu messen er sich vorgesetzt hatte. Bei Ab- 

 wesenheit merklicher metallischer Ladungen in unserem Falle könnte man 

 jetzt so verfahren wollen, dafs man bei geschlossenem Multiplicatorkreise 

 die Länge der Nebenleitung so lange veränderte, bis die Nadel nach dem 

 Nullpunkt zurückkehrte. Inzwischen bleibt es noch immer rathsam, die 

 Messung nach der von Hrn. Poggendorff angegebenen Art zu leiten, weil 

 man so die innere Polarisation der thierischen Theile vermeidet (s. oben 

 S. 93. Anm. 1). Aufserordentlich becpiem zeigt sich übrigens dabei, wegen 

 der Dämpfung der Schwingungen, der Gebrauch der Spiegel bussole, so dafs 

 sie dadurch sofort an Bedeutung für dieses Gebiet wiedergewinnt, was ihr 

 der Compensator, indem er die Messungen von Stromstärken überhaupt in 

 den Hintergrund drängt, daran zu nehmen drohte. Das beste Multiplicator- 

 gewinde wird aber auch hier, wie leicht ersichtlich, das sein, welches sonst 

 für den Nerven- oder Muskelstrom das passendste gewesen wäre. 

 Phjs. Kl. 1862. P 



