114 duBois-Retmond: Beschreibung einiger V^orrichtungen 



Bereits an der vorher beschriebenen rohen Vorrichtung kann man die 

 Längenmessung des Nebenschliefsdrahtes mit einer für die meisten Zwecke 

 hinreichenden Genauigkeit vornehmen , wenn man unter den Messingdraht 

 eine gedruckte Millimeterscale klebt. Bei den angegebeneu Verhältnissen 

 genügt der Messingdraht, um von dem Strom eines einzigen Dauiells einen 

 Zweig abzuleiten, der den Muskelstrom im Multiplicatorkreise überwiegt. 

 Nichts verhindert, wenn dieser Draht gelegentlich nicht ausreichen sollte, 

 ihn durch einen längeren oder dünneren zu ersetzen, zwei Daniells neben- 

 einander anzuwenden, oder noch besser, die Daniell'sche Kette durch die 

 Grove'sche zu ersetzen. Mehrere Daniells hintereinander helfen nicht viel, 

 weil der Widerstand des Messingdrahtes schon gegen den eines Daniells 

 nur klein ist. 



Vollkommener und bequemer wird der vorgesetzte Zweck erreicht 

 durch das in Fig. 6. Taf. I. im Aufrifs und in halber natürlicher Gröfse 

 vorgestellte Instrument, weches die Werkstatt der Hrn. Siemens und 

 ,Halske liefert. Diese Figur ist nur bestimmt , eine allgemeine Vorstellung 

 von der Gestalt des Instrumentes zu geben, dessen sämmtliche Theile im 

 Einzelnen verständlich zu machen, zu viel Abbildungen erfordert hätte. Der 

 Stromlauf in dem Instrument erhellt aus Fig. 6 a. 



An Stelle des Messingdrahtes tritt hier ein Platindraht von 1""" Dicke 

 bei gleicher reducirter Länge mit jenem, nämlich nur etwa 370""" lang. 

 Anstatt diesen Draht gerade auszuspannen, das eine Multiplicatorende daran 

 verschiebbar, und dessen Entfernung vom anderen an einer Längentheilung 

 mefsbar zu machen, zog Hr. Halske es vor, ihn gleichsam in Gestalt einer 

 einzigen, sehr sorgfältig gearbeiteten Agometer -Windung um den isoliren- 

 den Umfang einer kreisrunden Scheibe zu biegen, und an Stelle der Messung 

 jener Entfernung die Messung einer Drehung der Scheibe um ihre Axe zu 

 setzen. Diese Einrichtung verspricht einen dreifachen Vortheil. Erstens 

 nimmt das Instrument keinen gröfseren Raum ein, als etwa ein fünfzölliger 

 Azimuthaikreis. Zweitens bewegt sich der Draht, und das daran verschieb- 

 bare Multiplicatorende bleibt stehen. Man hat also diesem nicht mit dem 

 Auge behufs der Ablesung über eine Strecke von fast vier Decimetern zu 

 folgen , sondern die Ablesung geschieht an einem festen Zeiger. Drittens 

 stellt sich der Preis des Instrumentes niedriger als bei der anderen Gestalt, 

 weil die Anfertigung winkelmessender Instrumente geläufiger, als die von 



