und Versuchsweisen zu eleldrophysiologischen Zwec1<en. \ 1 5 



Längen-Mefsvorrichtungen ist, und die meiste Arbeit daran sich auf der Dreh- 

 bank ausführen läfst. 



In Fig. 6 a ist NQr'r S der Nebenschliefsdraht. Man sieht ihn in 

 Fig. 6 bei rr in einer Nuth am Umfang eines gut abgedrehten Ringes aus 

 Kammmasse, von 60""" Halbmesser, 

 aufgewunden, welcher eine Messing- 

 scheibe umgiebt, deren Oberfläche den 

 getheilten Kreis trägt. Die beiden En- 

 den des Drahtes iV, S, welche in Fig. 6 

 unsichtbar sind , stehen ein für allemal 

 in Verbindung mit den Klötzen v, (t 

 eines Stöpselumschalters, der in der 

 Mitte der Scheibe angebracht ist. Die 

 beiden anderen Klötze 1 und 2 des Um- 

 schalters stehen ihrerseits durch die in 

 Fig. 6 sichtbaren Schraubenklemmen 1*, 

 2*5 und durch Drähte, welche in der 

 hohlen Axe des Instruments verlaufen, 

 in Verbindung mit den Klemmen lund II 

 an dessen hölzernem Fufsgestell. Diese 

 sind zur Aufnahme der Enden der Mafs- 

 kette D bestimmt, und der Umschalter 

 wird so gestellt, dafs der im Multiplica- 







VW. 



tordraht kreisende Stromzweig der Mafs- ^'S- ^ "■ 



kette die entgegengesetzte Richtung des Stromes der in diesem Zweige be- 

 findlichen thierischen Kette, also z.B. des Muskels y., hat (s. Fig. 6 a). 

 Am Punkte 0, der in Fig. 6 gleichfalls versteckt ist, geht der Nebenschliefs- 

 draht über einen scharfen Platinsteg , der durch einen abermals in der Axe 

 verlaufenden Draht mit der Klemme IV und dadurch mit dem einen Ende des 

 Multiplicatorkreises verknüpft ist. Endlich r ist ein Platinröllchen, dessen 

 Platinaxe an einer Feder befestigt ist, die dasselbe gegen den Neben- 

 schliefsdraht drückt. Die Feder ist, wie Fig. 6 zeigt, an einer Säule be- 

 festigt, die zugleich den festen Zeiger und darüber die Lupe zum Ablesen 

 der Drehung trägt. Eine hier befindhVhe Schraubenklemme 3 steht in Ver- 



P2 



