116 duBois-Retmond: Beschreibung einigeT Vorrichtungen 



bindung mit der Schraubenklemme III am Fufsgestell, die das andere Ende 

 des Multiplicatorkreises aufnimmt. Löst man die Schraube g in der Haupt- 

 figur, so kann man die Scheibe aus der Hand mittels der vier daran nach 

 unten i-agenden Stifte drehen. Zieht mang- an, so gewährt in bekannter 

 Weise f eine mikrometrische Einstellung. In Wirklichkeit befinden sich 

 übrigens die vier Schrauben T-IV an der Seite des Instruments, vro sich die 

 das Röllchen, den Zeiger und die Lupe tragende Säule erhebt. 



Die Theilung ist keine gewöhnliche Kreis-, sondern eine Decimal- 

 theilung, imd zwar ist der Umfang der Scheibe, in der Ausdehung in der sie 

 vom Draht umspannt wird, in 1000 Theile getheilt. Um den Nullpunkt 

 dieser Theihmg mit dem Zeiger zusammenfallen zu machen bei der Stellung 

 des Röllchens, wobei der Stromzweig der Mafskette im Multiplicatorkreise 

 Null ist, oder wobei der Berührungspunkt von Röllchen und Draht mit dem 

 von Draht und Platinsteg zusammenfallen würde, wenn der Draht keine 

 merkliche Dicke besäfse, diente mir folgender Kunstgriff. Es heifse der 

 gesuchte Berührungspunkt 0, so ist klar, dafs, wenn das Röllchen einen 

 Punkt des Nebenschliefsdrahtes zwischen N und berührt, der Strom- 

 zweig der Mafskette im Multiplicatorkreise die umgekehrte Richtung hat 

 von der die ihm zukommt, wenn sich das Röllchen von iV^aus jenseits 

 befindet. Ich brachte also an Stelle der Mafskette zwei als zusammenge- 

 setzte Kette verbundene Grove'sche Elemente der gröfseren Art, verband 

 III und IV durch einen Multiplicator, und suchte die Stellung des Neben- 

 schliefsdrahtes am Röllchen auf, die sich mit äufserster Schärfe bestimmen 

 liefs, wobei der Stromzweig im Multiplicator seine Richtung wechselte. Bei 

 dieser Stellung schraubte ich den bis dahin seitlich verschiebbaren Zeiger der- 

 gestalt fest, dafs der Strich darauf mit dem Nullstrich der Theilung zusam- 

 menfiel. In der nächsten Umgebung des Punktes ist es nicht zu verlan- 

 gen , dafs die , sonst an dem Instrument zu erwartende , einfache Beziehung 

 zwischen y und der Länge der Strecke Or stattfinde, weil der Platindraht 

 verhältnifsmäfsig zu dick ist, um als linearer Leiter zu gelten. Doch scheint 

 dieser Umstand, wie wir sogleich sehen werden, schon in sehr geringer 

 Entfernung keinen Einflufs mehr zu üben. 



Die Leistungen des Instrumentes im Versuch zu prüfen, müfste 

 man eine Anzahl beständiger elektromotorischer Anordnungen nehmen, 

 deren Gesammtkraft der eines Muskels etwa gleichkäme, und bei verschie- 



