und Versuchsweisen zu eleMropTiysiologiscJien Zwecicen. 117 



denen Widerständen im Mafskettenzweige 1, 2, 3 ... davon im Multiplica- 

 torzweige compensiren. Das Verhältnifs der dazu nöthigen Längen des 

 Nebenschliefsdrahtes müfste dabei stets dasselbe bleiben. Als ich diesen 

 Versuch mittels Säure-Alkali-Ketten in's Werk setzte , fand sich , dafs die- 

 selben durchaus nicht hinreichend beständig waren, um sie zur Prüfung eines 

 Mefswerkzeuges zu verwenden. Thermoelemente , gleich denen von Hm. 

 Jules Regnauld, deren etwa 6 dem Strom zwischen natürlichem Längs- 

 und künstlichem Querschnitt die Wage halten (s. oben S. 111. Anm. 1), 

 würden vielleicht das Richtige sein. Ich habe noch nicht Zeit gehabt, den 

 Versuch mit solchen Ketten zu wiederholen. 



Es gab aber noch eine andere, mittelbare Art, sich der Brauchbarkeit 

 des Instrumentes zu vergewissern. Bei der Sicherheit der Theorie, aus der 

 das Princip seiner Construction geschöpft ist, könnte diese Brauchbarkeit 

 nur dadurch beeinträchtigt sein, dafs der Widerstand des Nebenschliefs- 

 drahtes nicht proportional seiner Länge wüchse. Man braucht also, um 

 das Instrument zu prüfen , nur irgend eine Reihe von Messungen damit an- 

 zustellen, bei denen sich ergiebt, ob gleichen Längen des Platindrahtes 

 gleiche Widerstände entsprechen oder nicht. Eine Prüfung der Art beruht 

 auf der Bemerkung Petrina's ('), dafs, wenn ein Kreis irgendwo in zwei 

 Nebenleitungen A und B gespalten ist, und der Widerstand von A ver- 

 schwindet gegen den von B und gegen den der Hauptleitung, wie wir 

 die ungespaltene Stromstrecke nennen wollen , die Stärke des Stromzweiges 

 in ß dem Widerstände von A annähernd proportional sei. Behält man die 

 oben gebrauchten Bezeichnungen bei, so ist die Stäi-ke des Stromzweiges 

 der Mafskette im Multiphcatorkreise 



1= ^- (III) 



Läfst man "k gegen C und M verschwinden, so bleibt übrig 



Um diese Beziehung zur beabsichtigten Prüfung zu verwenden, nahm ich 

 zwischen die Klemmen III und IV die Tangentenbussole mit Spiegelablesung 

 und 12000 Windungen auf, an der die Ablenkungen den Stromstärken so 



(') Poggendorff's Annalen u.s.w. 1842, Bd.LVI. S.328. Anm.; - Bd.LVII. S.lll. 



