und Versuchsweisen zu etektrophysiologischen Zwecken. 119 



Schlüsse des ersten Bandes meines Werkes (S. 723 ff.) gegen die Anwen- 

 dung der Methode der Compensation zum Elimiuiren des Widerstandes in 

 thierisch-elektrischen Versuchen erhoben hatte. 



§. Xn. Von dem Rheochord in seiner Anwendung zu elektro- 

 physiologischen Versuchen. 



Nachdem mir dergestalt die Anwendung des Princips der Neben- 

 schliefsung zur Abstufung schwacher elektrischer Ströme am Multiplicator 

 geläufig geworden war, lag es sehr nahe, dasselbe auch auf den Fall zu 

 übertragen, wo Nerven imd Muskeln Strömen von willkürlich beherrsch- 

 barer Stärke unterworfen werden sollen, wo es sich z.B. darum handelt, 

 Ströme die Nerven treffen zu lassen, welche nicht das Maximum der Zuckung 

 bewirken. 



Im Gebiete der Induction gewährt die Veränderung des Abstandes 

 der Nebenrolle von der Hauptrolle ein Mittel, die einzelnen Schläge 

 oder den tetanisirenden Strömungsvorgang mit aller nur wünschenswertheu 

 Feinheit abzustufen. Im Gebiete der beständigen Ströme schlugen die, 

 welche sich Ahnliches vorsetzten , natürlich zuerst den Weg ein , der bei 

 physikalischen Versuchen leicht zum Ziele führte , Veränderung der Strom- 

 stärke durch Veränderung des Widerstandes. Allein es fand sich, dafs, 

 wegen des grofsen eigenthümlichen Widerstandes und der Kleinheit der 

 thierischen Theile, mit metallischen Widerständen hier nichts auszurichten 

 sei, man müfste denn dieselben in ganz riesigem Mafsstabe entwickeln; wäh- 

 rend die Anwendung feuchter Widerstände, wie Hr. Harlefs sie versucht 

 hat, mühsam und zeitraubend ausfällt, und leicht zu Fehlern x\nlafs 

 giebtC). 



(') Der feuchte Rheostat des Hrn. Harlefs (Molekulare Vorgänge in der Nervensub- 

 stanz. I. Abhandlung: Voruntersuchungen. Aus den Abhandlungen der K. bayer. Akademie 

 d. Wissenschaften. 1858. IL Cl. VIII. Bd. II. Abth. S. 320. 321 [8. 9]) besteht aus drei 

 mannshohen Glasröhren von 3-4™™ Durchmesser, die mit destillirtem Wasser oder mit 

 verdünnter schwefelsaurer Kupferoxydlösung gefüllt werden. Die Umständlichkeit dieser 

 Operation, namentlich wenn die Röhren, nachdem sie die Lösung enthielten, mit destillirtem 

 Wasser gefüllt werden sollen, kann nicht klein sein. Nach Bedürfnifs werden eine, zwei, 

 drei dieser Röhren in den Kreis aufgenommen. Unterabtheilungen der einen Röhre erhält 

 man, indem man einen Kupferdraht bis zu der erforderlichen Tiefe darin versenkt. Dies 

 geschieht mittels eines Fadens, der über eine Rolle am Gipfel einer etwa elf Fufs hohen 



