126 duBois-Retmond; Beschreibung einiger Korrichtungen 



excentrisch an einem Wirbel sitzt (Fig. 7, 7a). Der Wirbel wird so in den 

 Boden eingedreht, dafs der Widerstand schon ungefähr der verlangte, nur 

 etwas kleiner ist; durch das Drehen der excentrischen Scheibe wird er dann 

 auf das richtige Mafs gebracht, während zugleich der Draht die geeignete 

 Spannung erhält. Steht die Nadel des Galvanoskops in der Brücke auf Null 

 ein, so wird auch das zweite Ende des Drahtes festgeschraubt und verlöthet. 

 Hat der Draht zickzackförmig hin und her zu laufen, wie es für die Wider- 

 stände ^und JL nöthig wird, so geschieht nur die letzte Biegung um eine 

 excentrische Scheibe , die übrigen um Pflöcke, wie man in Fig. 7 unter- 

 scheidet. 



Zum Gesammtwiderstande des von Hrn. Pflüger beschriebenen 

 gröfseren Rheochords verhält sich der des unsrigen etwa wie 1 : 0.6('). 

 Die vier ersten oben gestellten Bedingungen erfüllt also unsere Einrich- 

 tung vollständig genug, um es zunächst dabei bewenden zu lassen. Was 

 aber die fünfte Bedingung betrifft, so ist diese dabei allerdings zum Theil 

 aufgegeben. Man kann zwar an unserem Rheochord den Widerstand inner- 

 halb eines Zwanzigtels seines Gesammtwerthes stetig erhöhen, und, im Ge- 

 gensatz zum Rheostat von Siemens und Halske, jeden verlangten Wi- 

 derstand so genau herstellen, wie die mechanische Vollkommenheit der 

 Vorrichtung es gestattet; gröfsere Veränderungen jedoch kann man, wie an 

 diesem Rheostat, auch nur in Sprüngen bewirken. Darin steht unser 

 Rheochord dem gröfseren Pflüger' sehen nach. Dies enthält vier Paar 

 Drähte, entsprechend unseren Platindrähten, deren jedes einen federnden 

 Schieber besitzt. Man kann also dort, wenn die Länge eines oder meh- 

 rerer Drahtpaare nicht ausreicht, den Widerstand um ein beliebiges Stück 

 des nächsten Paares erhöhen, und so denselben stetig von Null bis zur 

 äufsersten Grenze steigern. Will man dagegen an unserem Rheochord 

 den Widerstand über ein Vielfaches des Widerstandes der Platindrähte 

 hinaus um einen Bruchtheil dieses Widerstandes vermehren, so mufs 



(') Der Widerstand meines Rheochords ist seitdem von Hrn. Dr. Joh. Ranke in 

 meinem Laboratorium zu 1.03 Meilen Teiegraphendraht, die Meile zu 64 Siem ens'schen 

 Widerstandseinheiten (Poggen dorff's Annalen u. s. w. 1860. Bd. CX. S. 1), bestimmt 

 worden (Ranke, Der galvanische Leitungs -Widerstand des lebenden Muskels. Ansbach 

 1862. S. 19). (Nachträgliche Anmerkung.) 



