und Versuchsweisen zu eleldrophysiologischen Zwecken. 127 



man jedesmal erst wieder den Widerstand durch Zurückführen des Schlit- 

 tens auf Null um eine Einheit vermindern, und aufserdem die pas- 

 senden Veränderungen vornehmen , bei denen manchmal der Strom im 

 Nervenkreise ganz aufhört. Bin ich z. B. beim Widerstand 5, zusammen- 

 gesetzt aus den beiden Platindrähten (la), Neusilberdraht Ib, Ic und 11, 

 angelangt, und er reicht nicht aus, so mufs ich zuerst den Schlitten auf Null 

 stellen und die drei Stöpsel Ib, Ic und // einsetzen, dann erst den Stöpsel V 

 entfernen, und nun noch den Schlitten um die erforderliche Gröfse ver- 

 schieben. Unstreitig ist dies an und für sich ein Mangel. Auch geht dabei 

 Zeit verloren. Inzwischen hat sich beim Gebrauch noch kein ernstlicher 

 Nachtheil als Folge hiervon herausgestellt , während unser Rheochord ande- 

 rerseits seine werthvollsten Eigenschaften gerade der Einrichtung verdankt, 

 worauf jener Mangel beruht. 



Sobald allein durch Verschiebung jeder beliebige Widerstand zwischen 

 Null und der Gesammtlänge des Rheochords hergestellt werden soll, bleibt 

 nichts übrig, als die Anordnung, bei der jene Gesammtlänge in eine Anzahl 

 gleichlanger gerade ausgestreckter Drahtpaare abgetheilt wird, deren jedes 

 seine verschiebbare Brücke hat, und damit steht man, wenn es sich um die 

 feinere technische Ausführung handelt, vor einer Reihe von Schwierigkeiten. 

 Die bewegliche Brücke macht für jedes Paar Drähte eine Schlittenbahn nebst 

 Scale nöthig. Wählt man als Brücke federnde Schieber, so kann man Neu- 

 silberdraht anwenden, allein dann mufs der Draht stark genug sein um einige 

 Zerrung und Abnützung auszuhalten, und das Instrument wird sehr umfang- 

 reich. Wählt man Qnecksilberröhren , wie sie an unserem Rheochord als 

 Brücke zwischen dem einen Paar Platindrähten angebracht sind , so ist man 

 auf Eisen- oder Platindraht beschränkt. Jener rostet zu leicht, dieser ist 

 kostspielig und wenig haltbar. Beide leiten im Vergleich mit dem Neusilber 

 so gut, dafs, wenn man sie nicht übermäfsig fein nimmt, abermals der Um- 

 fang der Vorrichtung ein zu grofser wird. Der Preis wird fast in gleichem 

 Verhältnifs mit der Zahl der beweglich überbrückten Drahtpaare wach- 

 sen u. s. w. 



Diese Schwierigkeiten sind an unserem Rheochord dadurch umgan- 

 gen, dafs, wie man an Mefsinstrumenten , Mikroskopen u. d. m. eine grobe 

 und eine feine Einstellung hat, nur ein kleiner Theil des Nebenschliefsdrahtes 



