146 düBois-Reymond: Beschreibung einiger Vorrichtungen 



%. XVII. Von der feuchten Reizungsröhre. 



In allen Fällen, wo der Gastroknemius mittelbar gereizt werden und 

 das Präparat lange leistungsfähig bleiben soll, ohne dafs man zugleich 

 wünscht, mit dem Orte der Erregung am Nex'ven zu wechseln, und ohne 

 dafs es auf die Polarisation ankommt, empfiehlt sich die in Fig. 11. Taf. II 

 perspectivisch (') dargestellte Vorrichtung, die ich die feuchte Reizungs- 

 röhre nenne. Damit das Präparat möglichst lange leistungsfähig bleibe, 

 ist das Wesentliche , wenn nicht schädliche Einflüsse besonderer Art ob- 

 walten, bekanntlich nur, dafs der Nerv vor dem Vertrocknen geschützt 

 sei. Der Muskel leidet wegen seiner im Vergleich zur Masse so sehr viel 

 kleineren Oberfläche bei weitem weniger unter der Verdunstung, als der 

 Nerv. Die Schwierigkeit, die es oft hat, eine Anordnung zu treffen, wo- 

 bei der Nerv vor der Trocknifs geschützt sei, beruht in vielen Fällen darauf, 

 dafs man auch den Muskel in den feuchten Raum aufnehmen will. Bei der 

 feuchten Reizungsröhre ist dies aufgegeben , und nur der Nerv wird vor der 

 Trocknifs geborgen. 



Die Röhre ist etwa 60"" lang, im Lichten 6""" weit, an dem vorderen 

 Ende aber in eine kurze Spitze von nur 1.5"" Lichtung ausgezogen. Etwa 

 in der Mitte ihrer Länge , doch der capiUaren Spitze näher, hat sie eine mit 

 einem Korke dauernd geschlossene Tubulatur. Hier sind innerhalb der 

 Röhre, ihrer Wand anliegend, zwei ringförmige Platinelektroden von 5""" 

 Breite angebracht. Durch Drähte, die neben dem Kork zur Tubulatur hinaus- 

 gehen, stehen sie in Verbindung mit Klemmen an der isolirenden Fassung der 

 Röhre. Diese Fassung besteht aus einem abgestumpften Holzkegel , gegen 

 dessen gröfsere Grundfläche die Röhre durch Drähte geschnürt ist. Die 

 Drähte sind, um die Zeichnung nicht zu verwirren, darin fortgelassen. 

 Die Fassung wird von einem wagerechten Arme mittels eines Kugelschar- 

 niers getragen, wenn die Reizungsröhre am Muskeltelegraphen gebraucht 

 wird, an derselben Säule, wie die Zange. Von den Klemmen an der Fassung 

 gehen die Drähte nicht sogleich weiter zu anderen Vorrichtungen, sondern 

 um Zerrung zu vermeiden sind sie in gewohnter Art (vgl. S. 96) erst noch 

 um einen Elfenbeinknopf an der Hülse des Armes gewickelt. Um die Rei- 



(') Der senkrechte Durchmesser der Grundfläche des Holzkegels hat natürliche Gröfse. 



