156 duBois-Retmomd: Beschreibung einiger T^orrichtungen 



die von verschiedenen Nervenstellen aus gewonnen sind , mit einander ver- 

 glichen werden. Diese Reihen, die in seinen Tabellen je eine Vertical- 

 Golumne einnehmen, lassen eine völlig ausreichende Beständigkeit der 

 Wirkungen von jeder Nervenstelle aus erkennen. Wir dürfen uns aber 

 nicht hierbei beruhigen , auch abgesehen davon , dafs es rathsam erscheint, 

 die neue Vorrichtung vor dem Gebrauch auf irgend eine solche Probe zu 

 stellen. Hr. Helmholtz liefs, wie sein Zweck es mit sich brachte, seine 

 Versuche einander unstreitig so schnell folgen, wie gewisse Umstände es er- 

 laubten ( * ) ; und er hatte keinen Anlafs , sie länger fortzusetzen als nöthig, 

 um daraus auf die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Reizung zu schliefsen. 

 Soll dagegen der Froschunterbrecher den von uns verlangten Dienst leisten, 

 so mufs er mindestens anderthalb Stunden lang gleichmäfsig arbeiten , wäh- 

 rend welcher man allerdings nur etwa alle zehn Minuten einen Versuch an- 

 stellt: weil dies die Art ist, wie man die Versuche am Zitterwels leitet, 

 um das Thier nicht zu sehr zu ermüden. 



Es bedurfte also hier noch einer Prüfung, zu der ich folgendermafsen 

 schritt. Ich brachte in einen Kreis 1. eine Grove'sche Kette, um den 

 zeitmessenden Strom zu liefern; 2. die Spiegelbussole mit 53 Windungen 

 in 15""° Abstand vom Spiegel; 3. den Froschunterbrecher; 4. den von 

 Hrn. Pflüger in die Elektrophysiologie eingeführten Fallhammer mit elek- 

 tromagnetischer Auslösung, um den Kreis durch Eintauchen einer Platin- 

 spitze in Quecksilber zu schliefsen (^); 5. einen so ansehnlichen Widerstand, 

 dafs die im Kreise befindlichen veränderlichen Widerstände, wie der zwi- 

 schen Stift und Stützplatte, der der Quecksilbergefäfse am Unterbrecher und 

 Hammer, dagegen verschwanden (s. oben S. 103) ; endlich 6. ein Rheochord, 

 wodurch vom zeitmessenden Strom ein Zweig von angemessener Stärke zur 

 Reizungsröhre des Unterbrechers abgeleitet wurde. Dieser Stromzweig erhielt 

 im Nerven die absteigende Richtung. Im Kreise der elektromagnetisirenden 

 Rollen des Hammers befand sich ein Daniell nebst einem Stromwender zum 

 Fallenlassen des Hammers durch Umkehren des Stromes. Nachdem bei 



(') Müller's Archiv u.s.w. A.a.O. S. 312. 313. 



(^) Das Spritzen des Quecksilbers, welches Hrn. Pflüger zwang, das Quecksilbergefäfs 

 auf eine andere Unterlage zu stellen, als den Hammer (Untersuchungen über die Physiologie 

 der Electrotonus. Berlin 1859. S. 114. 115), wird vermieden, wenn man das Grundbrett 

 der Vorrichtung an der Stelle, wo der Hammer es trifft, unterstützt, so dafs es nicht federt. 



