IX 



Versucht man den für viele Messungen zu grossen 

 Reduetionsfactor der Tangentenbussole, des einfachsten 

 und darum besten Messinstrumentes für galvanische 

 Ströme, zu verkleinern, so erhält man unter Aufgabe 

 des Tangentengesetzes den Multipücator von Schweigger, 

 das Galvanoskop, aus dem man aber wieder durch An- 

 wendung der Spiegelablesung ein sehr feines Messinstru- 

 ment, das Spiegeigalvanometer machen kann, für welches 

 das Tangentengesetz wieder gilt. 



Beim Wiedemannschen Spiegelgalvanometer ist der 

 ganze Apparat symmetrisch zu der durch den magnetischen 

 Meridian gelegten Vertikalebene aufgebaut. Die deshalb 

 auf 2 von einander unabhängige Spulen gewickelten 

 Windungen kann man mittelst zweier Schraubengänge 

 beliebig weit vom Magneten entfernen, so dass man be- 

 quem zur Aufhängevorrichtung des Magneten gelangen 

 kann. 



Für das vorgeführte Instrument hat Herr Professor 

 Matthiessen zwei verschiedene Magnete mit den dazu 

 gehörigen Dämpfungen angeschafft: Einen Ringmagneten 

 mit verstellbarer Cylinderdämpfung und einen Glocken- 

 magneten mit Kugeldämpfung. Während der erste 

 Schwingungen um seine Gleichgewichtslage macht, deren 

 logarithmisches Dekrement man beliebig ändern kann, 

 kommt der zweite, für Demonstrationszwecke bestimmte, 

 ohne über seine Gleichgewichtslage hinauszuschwingen, 

 »aperiodisch« zur Ruhe. Von den von Edelmann her- 

 gestellten Spulenpaaren hat Herr Prof. Matthiessen zu- 

 nächst zwei ausgewählt: 1 Paar mit viermal 0,3 Ohm 

 und 1 Paar mit viermal 2800 Ohm Widerstand; ersteres 

 zu Messungen, wenn im übrigen Stromkreis nur geringe 

 Widerstände vorkommen, letzteres wenn die übrigen 

 Widerstände schon so gross sind, dass der des Gal- 

 vanometers dagegen vernachlässigt werden kann. 



Mit diesem Instrument wurde das Hallsche Phae- 

 nomen gezeigt, das heisst die Einwirkung des Magnetes 

 auf einen Strom innerhalb seiner Bahn. Wird der 

 Strom durch eine langrechteckige Wismuthplatte der 

 Länge nach geleitet und sind auf den beiden Enden 

 einer Niveaulinie, am besten der durch die Mitten der 

 Langseiten gehenden zwei Electroden, Hallelectroden, 

 angebracht so geht, wenn die Platten innerhalb eines 

 kräftigen Magnetfeldes sich befinden, ein Strom durch das 

 mit den Hallelectroden verbundene Spiegelgalvanometer, 



