Bericht über die allgemeine Versammlung. (77) 
k— Keilkonstante = die Dichtezunahme pro em gemessen 
mit Martens Polarisationsphotometer, 
d= Distanz des photochemischen Effektes von der Keilspitze, 
‘= die Intensität des Lichtes und 
— die Expositionsdauer. 
Das Graukeilphotometer: 
. Vorderansicht bei-Exposition. B Rückenansicht vor und nach Einlage des Normalpapieres. 
© Ein belichtetes Normalpapier; hiebei links die verlaufende Kopie der Millimeterskala, rechts 
; der Streifen abfallender Färbung. 
Die jedesmalige Berechnung der l oder ö ist dem Beobachter 
durch Tabellen erspart, in denen jeder d von 2mm zu 2mm die 
entsprechenden Z in Bunsen-Roscoöschen Einheiten für die Zeitein- 
heit zugeordnet sind, so daß diese nur mit der Expositionszeit 
multipliziert werden müssen, um 2 zu ergeben. Die dieser Be- 
rechnung vorausgehende Ablesung erfolgt nun in der Weise, daß 
ein bekannter Ton, z. B. Ton 2 unter Gelbglas zur Vermeidung 
