(80) Bericht über die allgemeine Versammlung. 
photometer nicht zu erfassen, ebensowenig vorübergehende 
Depressionen, wie sie selbst an wolkenlosen Tagen häufig sind, 
von den durch die wechselnde Bewölkung verursachten Verände- 
rungen ganz zu schweigen. So sind auch die starken Abweichungen 
beider Methoden in der Bestimmung der Lichtgenußweite der 
Sonnenblumen obgenannten Bestandes selbstverständlich: 
Graukeilph. Normalfarbenph. 
1/055—1/90°5 1/0-621—1/17°4 
Wie sehr sich die Verhältnisse bei wechselnder Beschattung 
2. B. in Wohnräumen, Gewächshäusern u. ä. komplizieren, darüber 
vermögen nur Kurven ein anschauliches Bild zu geben. Alle ver- 
gleichenden Messungen mit beiden Photometern erwiesen, daß die 
Einzelmessungen des Normalfarbenphotometers keine Durchschnitts- 
werte liefern, also die darnach konstruierten Kurven kein Bild des 
tatsächlichen Lichtverlaufes geben. Dies vermögen nur kontinuier- 
liche Messungen, wie sie von den vorfindlichen Methoden das 
Graukeilphotometer vorläufig am besten gestattet. Von Vollkommen- 
heit weit entfernt, ist es dennoch in seiner bisherigen Ausarbeitung 
für vergleichende Intensitätsbestimmungen unmittelbar brauchbar, 
und zwar vor allem mit der Kopierung von mm. Für den Vergleich 
der Färbungen ist noch eine genauere Bestimmung des Meß- 
bereiches jedes Tones notwendig. Beide Ablesungen gestatten 
bsoluten Einheiten, deren Genauigkeit nur 
dadurch beeinträchtigt wird, daß sich bei der Eichung des Photo- 
der Mangel eines Stan- 
so für die Klimatologie, Heliotherapie, Baukunde, Reproduktions- | 
und andere Wissenschaften, Techniken und 
Handwerke. 
Interessenten werden darauf aufmerksam gemacht, daß der 
Apparat in den nächsten Wochen durch die Firma Herlango Wien 
in den Handel kommt, 3 
