За ы У НЫ : ИДИ 
‹ой Академ1и Наукъ. — 1916. 
6пие Порбае дез Бс1епсез). › 
— Новый епоеобъ измфрен!й на епектрокомпа- 
° раторЪъ для опредъленя пучевыхъ екороетей 
: звЪздъ. 
А. А. БЪлопольскаго. 
и 
(Доложено въ засёдаши Отдёленя Физико-Математическихь Наукъ 28 сентября 1916 г.). 
Приборъ для измфрен1я спектрограммъ, называемый спектрокомпара- 
торомъ, позволяетъ производить операщи двумя способами. Первый, обычный, 
требуетъ выравнивашя дисперс1и двухъ спектрограммъ (длины между опре- 
_ дБленными линями) передвижешемъ окуляра, снабженнаго шкалой (изм$- 
нене увеличен1я двухъ микроскоповъ съ однимъ окуляромъ; операшя до- 
вольно утомительная для глаза) и наличности хорошаго микрометреннаго 
винта. Этотъ методъ детально разработанъ Гартманомъ\. 
Другой способъ, предлагаемый въ настоящей замтк$, не требуетъ 
выравниван!я дисперсйи и не нуждается въ микрометренномъ винт. Доста- 
° точно той, довольно грубой шкалы, которая имЪется на, ведущемъ цилиндрВ 
° прибора и служить для орентировки пластинокъ и для приблизительныхъ 
°—  измфренй. Въ остальномъ все остается безъ измфневя. У 
% Этоть способъ заключается въ слфдующемъ: если установить основную 
_ и изслВдуемую пластинки параллельно ведущему цилиндру, то при движени 
° столика съ пластинками въ микроскоп$ будеть казаться, что кром посту- 
° палельнаго общаго перемфщен!я спектровъ они имфютъ еще относительное 
1. РаЫ. 4. Арё. 0Ъз. ха Роёз4ат. У. 18, р. Т, № 53. 
Узвфетя И. А. Н. 1916. — 1277 — 
