ИЕ ЧЕН ЛА УЗО ЕСА ИРУ ОЛА 
_ 20 разъ. Отечеты по шкал производились черезъ лупу, увеличивающую 
_ До 3 разъ. 
Для перевода шкалы выбраны были слфдуюлия пары въ спектрф па- 
ровъ желЬза 
_^ (Воташау 414.357 ии 425.0287 ри 427.1325 ии 440.787 шь 
^, .404 »› .0945 » .1934 ъ .858 » 
А, 0.047 » 0.0658 » 0.0609 » 0.071 » 
Для примБра приводимъ соотвфтствующия разности этихъ лин!й при 
измБренш новымъ способомъ на, одной изъ паръ спектрограммъ для 
И ыы. СЕ А ==6.5; отношеше == = 0.00723 
ш 
425 » » — 8.0 » = 829 
427 » ЕЙ Ч 2-Е 823 
ЗА о. » = 7.6 » — 934 
Грахически выравнивая эти числа, составаляемъ таблицу для отношен!й 
-- оть Л = 415 ии. до Л = 441 м. Чтобы отеюда получить скорости, 
помножаемъ на, доплеровск!й коэффищенть (5 ) Такимъ образомъ получается 
коэффищентъ, обозначенный ниже черезъ букву К. 
При измБреняхъ основной пластинкой служила спектрограмма Поляр- 
ной, полученная въ Пулков$ въ 1914 марта 23. Для нея найдено было 
см5щене линй, 9, = — 6.5 кт. ВмЪ$етБ съ этой измфрены были новымъ - 
способомъ слБдующя спектрограммы: 5 Серве! 1911 августа 3, Полярной 
1914 сентября 9, сентября 23, октября 12,, октября 12, и октября 21; 
_всБ они изслфдованы были уже раныше на спектрокомпаратор$ и ре- 
зультаты напечатаны (см. Изв. Н. Г. А. 0. № 63 и ИАН. 1915. 
Октябрь). НЪФкоторыя спектрограммы были измфрены нфсколько разъ, съ 
разными кажущимися дисперсями. Нужно замфтить, что столикъ (довольно 
тяжелый) со спектрограммами передвигается на прибор$ зубчатымъ коле- 
сомъ съ кремальерой, что затрудняетъ установку, такъ что съ надлежащимъ 
видоизм5нешемъ этого механизма возможно ожидать болБе точныхъ резуль- 
татовъ, чБмъ сейчасъ; также и наличная шкала могла бы быть замБнена 
болфе тщательно разд$ленной. Но и при всЪхъ недосталкахъ приспособле - 
Извфета И. А. Н. 1916. ь 
