100 

 Se indichiamo eoa T la durata in secondi di una oscilla- 

 zione del magnete e della staffa, con Ti la durata di oscil- 

 lazione del magnete della staffa e del cilindro uniti; con C il 

 momento d'inerzia a 0° del cilindro di sovracarico; con t la 

 temperatura del magnete quando si misurò T\ con /j la stessa 

 temperatura corrispondente a Ti, con p il coefficiente di dila- 

 tazione lineare dell' ottone, con a il coefficiente di dilatazione 

 lineare dell'acciaio; con K il momento d'inerzia a 0° del ma- 

 gnete e della staffa ; e fatto t zz. -— (ti -\- 1) si ha : 



^~ ^ Ti'[\-^ 0,0000463 {^, — ^)] — T^ j 1 -*- 2t (p a) j 



dove A è lo spostamento in minuti primi subito dell'ago per 360° 

 di torsione aggiunto al filo ; e Aj è l' analoga quantità per 

 quando all' ago è stato aggiunto il cilindro di sovracarico. 

 L'approssimazione richiesta nella misura di Ce data dalla 



Se ora indichiamo con P il peso del cilindro di ottone, con 

 L la sua lunghezza e con D il suo diametro abbiamo 



e quindi 



V 12 16 / 



se sp 



— = _==to,ooi 



.L=A-*C 



PD 



