103 

 Parlando in generale, un magnetometro ricliiede parecchi 

 coefficienU magnetometricì, p, q,. . . che entrano a formare 

 una serie della forma 



^ . V . Q 



R^ R* 



ma tanto il Laraont, quanto il Sabine dimostrarono che di 

 questa serie basta conservare i primi due termini quando il 

 rapporto fra la lunghezza del magnete deviato e la lunghezza 

 del magnete deviante sia prossima a 0,47. Tale era il caso del 

 magnetometro usato in queste ricerche e perciò per noi basta 

 avere il valore di p. 



I valori di questi coefflcenti nel nostro caso sono: 



a = 0,000441 

 h = 0,00754 



p = 22,27 



La formola generale che serve pel calcolo della compo- 

 nente orizzontale II, è la seguente. 



^'' = 



2 7:^ K{\-^2oit)\ l-^.a{t—r)\ (l^-^A 



I M^^ R / 



T^ R- Senf (1 h- 0,0000463 A) (1 •+■ 3 /3 t) |1 h- Hh (1 — Senf) 



nella quale oltre ai simboli dei quali abbiamo dato il signi- 

 ficato è: 



air coefficiente di dilatazione lineare dell'acciaio i= 0,000012. 



tz=. temperatura media del magnete durante le oscillazioni. 



T ::::: temperatura media del magnete e dell' asta metrica du- 

 rante le deviazioni. 



Tz=. durata di una oscillazione del magnete espressa in se- 

 condi di tempo medio. 



y :=. angolo del quale è deviato dal meridiano magnetico il ma- 

 giietino sos[>eso. 



