104 



àz=: deviazione (espressa ìq minuti primi) del magnete che 

 serve per le oscillazioni, dal suo primitivo stato di 

 equilibrio per un'aggiunta di 360° di torsione al filo di 

 sospensione. 



/3 =: coefficiente di dilatazione lineare delle sostanza che forma 

 l'asta metrica, che nel caso nostro è di ottone =: 0,000018. 



La E del denominatore non è che un termine dì corre- 

 zione e si può ritenere zi: 0,21. 



Quando nella formola generale si introduce i diversi coef- 

 ficienti, che fanno pel nostro caso speciale, essa può essere 

 cosi ridotta: 



Per i2 = 30,008 



log ir =1,705591 ^logT— W log Sen ? ■+■ log (1 -h 0,0000463 a) 



— log [1 -4- a (< — t)] 

 per 22 = 40,011 



log ^=1,515808 — log T — etc. 



Come mira di riferimento per la misura di declinazione 

 servì r asta verticale della Croce della Ghirlandina. 



L' azimut di questa mira fu misurato sei volte nella sera 

 dell' 11 settembre 1887 mediante l' osservazione delle altezze 

 del Sole. Tre misure si fecero intorno a 3\ 6 ed altre tre (dopo 

 avere invertito il cannocchiale sui cuscinetti) intorno a 3\ 9 del 

 tempo medio di Roma. La formola che serve pel calcolo dell'azi- 

 mut A dell'astro conoscendo la sua altezza h sull'orizzonte, la 

 sua distanza polare p e la latitudine y del luogo è la seguente : 



cos h cos f 

 nella quale 



