— 13 - 



se atornilla en una tuerca unida a un largo tubo capilar de acero, formán- 

 dose de este modo una unión flexible entre el vastago y un recipiente de 

 vidrio de paredes gruesas, provisto de un largo capilar, destinado a ser 

 sumergido en el baño a baja temperatura. Todo el piezómetro está cali- 

 brado cuidadosamente. En la fig. 2 se ve la disposición de todos los apa- 

 ratos. A C se halla conectado un cilindro con aire comprimido, que des- 

 pués de atravesar el tubo desecante F y las llaves Q, Cv'y Cu compri- 

 me el mercurio contenido en el obús situado a la derecha de A. Entonces 

 pasa el mercurio por la llave Q al cilindro 

 de compresión A, y se eleva por lo inte- 

 rior del piezómetro hasta aparecer en el 

 vastago. El aire que sirve para estable- 

 cer la presión comunica, además, a través 

 de las llaves Cg, C12, C13, C14 y C15 con 

 un manómetro de hidrógeno, cuya dispo- 

 sición es, mutatis mutandis, exactamen- 

 te igual a la del piezómetro con su cilindro 

 de compresión. El gran cilindro D, en co- 

 municación con los tubos de conexión, y 

 sumergido en hielo, sirve para hacer in- 

 apreciables las variaciones de presión de- 

 bidas a los cambios de temperatura del 

 aire encerrado en dichos tubos. El tubo C3, 

 en comunicación con el obús, sirve para 

 indicar el nivel del mercurio, con objeto 

 de restar de la presión dada por el manó- 

 metro la debida a la columna de mercurio 

 contenida en el piezómetro. Los vastagos 



del piezómetro y del manómetro se mantenían a temperatura constante 

 mediante corrientes de agua procedentes de sendos termostatos de 

 Schalkwijk (1). Es digno de mención que todos los enlaces y llaves se 

 hallan sumergidos en aceite o petróleo, con objeto de delatar inmediata- 

 mente cualquier escape existente, lo que, de otro modo, requeriría mucha 

 paciencia y considerable pérdida de tiempo. 



Las conexiones que más cuidado exigen son las ^1 y ^2 del capilar de 

 acero con el vastago del piezómetro y con el capilar del recipiente peque- 

 ño. Para las medidas de que daremos cuenta a continuación logramos ven- 



Fig. 3 



(1) S. C. Schalkwyk, Comm. Leiden, núm. 70. 



