- 14 - 



« 



cer esta dificultad depositando en á extremo del tubo de vidrio una capa 

 de cobre electrolítico y soldando luego con metal de Wood un tubo de co- 

 bre, provisto en su parte exterior de una rosca; el tubo de vidrio quedaba 

 algo por debajo del borde del de cobre, rellenaíndo de metal de Wood el 

 espacio que quedaba, y dejando en el centro un orificio de comunicación. 

 Se esmerilaba el metal de Wood hasta que formase una superficie plana 

 perpendicular a las generatrices del tubo de cobre, y se trazaban con el 

 torno una serie de canales circulares, con lo que era posible atornillar 

 fuertemente la tuerca en que termina el capilar de acero, previa la inter- 

 posición de una rodaja de fibra, sin que fuese de temer la rotura del tubo 

 de vidrio. 



Los manómetros empleados fueron dos: uno para presiones inferiores 

 a 60 atmósferas, y el otro para presiones mayores. Ambos habían sido 

 previamente calibrados por comparación con el manómetro abierto de Ka- 

 merlingh Onnes (2). 



El criostato empleado es el descrito por Kamerling Onnes (3) en 1906, 

 y consiste en esencia en un gran vaso de Dewar, cerrado por una cúpula 

 de plata alemana, con varios orificios que sirven, respectivamente, para 

 poner el criostato en comunicación con una bomba aspirante, para dejar 

 paso al recipiente pequeño del piezómetro, a los conductores de los ter- 

 mómetros de resistencia de platino, a la varilla del agitador, etc. Este úl- 

 timo se pone en movimiento por la acción de un electroimán (no indicado 

 en las figuras) que actuaba sobre una masa de hierro. 



Para la obtención de bajas temperaturas se emplean, según el domi-' 

 nio que convenga, el cloruro de metilo, entre 0° C. y — 83° C; el ¡etileno, 

 entre —103° C. y —160° C; el oxígeno, entre —182° C. y —216° C; el 

 hidrógeno, entre —250° C. y —258° C, y el helio para temperaturas infe- 

 riores a 5° absolutos. En nuestro caso (entre + 20° C. y —217° C.) bastó 

 con el empleo de los tres primeros. 



La regulación de temperatura se consigue actuando sobre la tensión 

 de vapor en el criostato, para lo cual basta modificar la posición de una 

 llave, interpuesta entre éste y la bomba aspirante, de acuerdo con las in- 

 dicaciones del termómetro. 



El termómetro empleado para estos fines consiste generalmente en un 

 hilo de platino, arrollado sobre un tubo de vidrio, y que es previamente 

 calibrado por comparación con el termómetro de hidrógeno o de helio. 



(1) Comm. Leiden, núm. 44. 



(2) H. Kamerlingh Onnes, Comm. Leiden, núm. 94 f. 



