- 15 



§ 3. Llenado del piezómetro 



Para llenar el piezómetro del gas objeto de estudio, se hace uso del 

 tubito en U situado en la parte inferior de aquél, el cual se une mediante 

 enchufes de vidrio esmerilado, por una parte, con una bomba de Qaede o 

 de Tóppler, y por otra, con el tubo en que se encuentra comprimido el 

 gas. Para realizar esta operación, el piezómetro está colocado horizontal- 

 mente, y en él hay la suficiente cantidad de mercurio para que al colocar- 

 lo en posición vertical dicho mercurio ocupe una parte del tubo en U y 

 quede el gas separado del aire atmosférico. Se hace el vacío por dos ve- 

 ces, interponiendo una espiral sumergida en aire líquido para desecar, se 

 enjuaga luego con el gas en cuestión, y, finalmente, se llena hasta alean-' 

 zar una presión próxima a la atmosférica. Una vez lleno el piezómetro, se 

 cierra una llave de vacío existente entre el tubo en U y las conexiones 

 con la bomba y con el depósito de gas, se retiran estos dos últimos apa- 

 ratos y se coloca el piezómetro en posición vertical, con lo que el mercu- 

 rio obtura el tubo en U. Por fin, se quita el tubo de enlace y se limpia la 

 grasa que queda en el enchufe. 



§ 4. Determinación del volumen normal 



Lo primero que se necesita conocer es el volumen normal del gas en- 

 cerrado en el piezómetro; es decir, el volumen que ocuparía a 0° y a una at- 

 mósfera. Con este objeto se coloca el piezómetro en un recinto cilindrico 

 de dobles paredes (1) entre las que circula una corriente de agua, proce- 

 dente del termostato anteriormente citado, con objeto de obtener en el 

 recinto una temperatura constante. Transcurridas unas dos horas, para 

 que pueda considerarse establecido el equilibrio de temperatura, se leen 

 repetidamente las siguientes magnitudes: 



1 .° La diferencia de altura entre ambos meniscos de mercurio situa- 

 dos en el tubo en U. 



2.° La presión marcada por un barómetro de sifón cuya rama corta 

 está unido a la rama abierta del tubo en U. 



(1) H. Kamerlingh Onnes, Comm. Leiden, núm. 50. 



