- 16 — 



3.° Las temperaturas marcadas por unos 8 termómetros distribuidos 

 por todo el piezómetro y que, de vez en cuando, son cuidadosamente 

 comparados con un termómetro patrón calibrado por el «Phys. Techn. 

 Reichsanstalt». 



Las lecturas de los meniscos de mercurio se realizan con un catetóme-. 

 tro de la Société Genévoise. Es preciso determinar siempre la posición 

 de la cúspide y de la base del menisco, con objeto de poder aplicar la co- 

 rrección capilar empleando las medidas de Mendeleef y Qutkowski (1). 



De este modo es conocido ya un sistema de valores del volumen y de 

 la temperatura para, una presión próxima a una atmósfera, y es ya fácil el 

 cálculo del volumen normal. Para la reducción a 0° C. de los volúmenes 

 de las diferentes partes del piezómetro, es preciso conocer previamente 

 el coeficiente de dilatación del gas. 



Esta determinación del volumen normal, consistente de ordinario en 

 dos lecturas del barómetro intercaladas entre tres del piezómetro, era re- 

 petida después de la determinación de isotermas, con objeto de compro- 

 bar que se ha operado siempre con la misma cantidad de gas. La diferen- 

 cia entre ambas medidas permanece, en las determinaciones aceptables, 



inferior al , del valor total. 



§ 5. Determinación de las isotermas 



Una vez determinado el volumen normal, se saca el piezómetro del re- 

 cinto de dobles paredes, se aprietan una vez más los tornillos de ambos 

 extremos del capilar de acero (es ésta una operación muy peligrosa 

 cuando el piezómetro está en el cilindro de compresión; pues, por la rigi- 

 dez del sistema, se produce fácilmente la rotura del vastago del piezóme- 

 tro) y, por fin, se coloca el piezómetro en el cilindro de compresión. Para 

 ello se hace subir el mercurio hasta cerca del borde, se calienta ligera- 

 mente el piezómetro, con un mechero Bunsen, hasta que el mercurio del 

 tubo en U empieza a salir, y en este momento se introduce rápidamente 

 la punta del tubo en U en el mercurio del cilindro de compresión, y des- 

 pués se deja descender lentamente el piezómetro al mismo tiempo que se 

 permite la salida de parte del mercurio. Finalmente, se atornilla fuerte- 



(1) Landolt Tabellen. 4 aufl., pág;. 34. 



