— 17 — 



mente la tuerca del cilindro de compresión, se introduce el recipiente pe- 

 queño en el criostato, se comprueba que no existen escapes, y ya todo está 

 dispuesto para empezar las medidas. 



Un buen espacio dé tiempo antes de empezar las observaciones (por 

 lo menos dos o tres horas), se ponen en marcha los dos termostatos, uno 

 para el vastago del piezómetro y otro para el del manómetro. Entretanto, 

 se llena el criostato del gas líquido que deba emplearse y se establece la 

 temperatura deseada. Si los baños de agua han adquirido ya una tempe- 

 ratura constante, pueden empezarse las medidas. Estas consisten en de- 

 terminaciones del volumen, de la presión y de la temperatura. La medida 

 del volumen se verifica apuntando sucesivamente, con un anteojo provisto 

 de ocular micrométrico de Repsold, a la cúspide y a la base del menisco 

 de mercurio en el vastago del piezómetro, así como a las dos divisiones 

 más próximas de la escala del mismo. Además, se lee la temperatura mar- 

 cada por los termómetros sumergidos en el baño de agua y por los coloca- 

 dos a lo largo del capilar de acero, el cual se halla cuidaclosamente en- 

 vuelto en lana. 



La presión se determina leyendo a simple vista el manómetro y la tem- 

 peratura del baño de agua. 



La temperatura se mide determinando la resistencia del termómetro de 

 platinó mediante un puente de Kohlrausch. 



Para determinar la temperatura media a que se halla sometido el gas 

 contenido en* el capilar de vidrio del recipiente pequeño, se sigue el mé- 

 todo de Chappuis, que consiste en colocar, paralelamente a dicho capilar 

 y cerca del mismo, un tubo de vidrio de la misma longitud lleno de aire 

 seco, y que constituye el depósito de un termómetro a volumen constante. 

 Si ^0 es la presión observada al rodear el tubo de hielo fundente y ht la 

 leída en el momento de la observación, la ecuación 



ht = ho(\ + atm) . ■ 



da la temperatura tm buscada. 



Para cada punto se realizaban, por lo general, dos lecturas del menis- 

 co, intercaladas entre tres del manómetro; leyendo también los diferentes 

 termómetros en momentos determinados. Finalmente, se leen los niveles 

 del mercurio en los dos obuses del modo y con el propósito indicado ante- 

 riormente. 



Durante las medidas de todos los puntos correspondientes a una mis- 

 ma isoterma, es preciso mantener la temperatura del criostato lo más cons- 

 tante posible. Con este fin, un asistente sigue constantemente la marcha 

 de las indicaciones de un segundo termómetro de platino, esforzándose en 



