— 18 — 



mantener fija la posición de la imagen luminosa producida por el espejito 

 del galvanómetro diferencial del puente de Kohlrausch correspondiente, a 

 cuyo fin manda por un teléfono señales convenidas al mozo encargado de 

 actuar sobre la llave que sirve para modificar la presión en el criostato. 

 De este modo se logra que las oscilaciones de temperatura sean inferiores 

 a 0,01° C. 



§ 6. Cálculo de las observaciones (1) 



La presión se deduce de las lecturas hechas sobre el manómetro usan- 

 do la calibración de éste llevada a cabo por Schalkwyk (2) y aplicando las 

 correcciones de temperatura del mercurio y de depresión capilar. Como 

 dicha calibración fué realizada a 20° C, se procura realizar esta tempera- 

 tura lo más exactamente posible. 



En el cálculo del volumen se introducen correcciones debidas a cam- 

 bios de volumen del vastago del piezómetro y del recipiente pequeño^ de- 

 bidos a: 1.°, la presión interior; 2.°, a que la temperatura a la que se llevó 

 a cabo la calibración es distinta de aquella a la que se mide. El volumen 

 del gas en el vastago se deduce de la calibración de éste; mientras el vo- 

 lumen del menisco de mercurio se halla mediante las tablas dadas por 

 Schalkwyk (3). . 



Todos los volúmenes parciales ocupados por el gas a diferentes tem- 

 peraturas, excepto el del gas contenido en el recipiente pequeño, son en- 

 tonces reducidos a 20° C, para cuyo fin es preciso haber determinado 

 previamente la isoterma del gas a una temperatura inferior y otra supe- 

 rior a 20° C. Para la aplicación de las correcciones en cuyo cálculo inter- 

 vengan magnitudes todavía no conocidas, como coeficiente de dilatación, 

 de compresibilidad, etc., se procede por aproximaciones sucesivas. 



Una de las correcciones que más dificultades presentan son las rela- 

 cionadas con el gas encerrado en el capilar del recipiente pequeño. La 

 temperatura de esta porción se determina por el método de Chappuis, ya 

 descrito. Los coeficientes de dilatación a bajas temperaturas, necesa- 

 rios para estas correcciones, se deducen primeramente de las isotermas 



(1) Para una descripción más completa de estos cálculos, véase Comm. 

 Leiden, núm. 97 a. 



(2) J. C. Schalkwyk. Comm. Leiden, núm. 70(cont.). 



(3) Landolt Tabellen. 4 aufl., p. 34. 



