67 



Métodos indirectos 



I. Medida de corrientes de ionización. — 1. El primer método de 

 medida de la movilidad de los iones gaseosos fué el empleado por Ru- 

 therford (2) para obtener el valor U-f+U- de la suma de las movilidades 

 correspondientes a ambas clases de iones. Si en un condensador plano, 

 cuyas armaduras se encuentran a la distancia /, se establece una diferen- 

 cia de potencial de E voltios, se deduce fácilmente que la densidad de la 

 corriente viene dada por 



.^_MU++_U-)E_ 

 ' I 



siendo n^ el número de iones de cada signo existentes por unidad de volu- 

 men, y e la carga de cada uno; de ella se deduce un medio sencillo para 

 tener U++U- siempre que conozcamos /Zq. 



Si el haz ionizante que llega al condensador crea en él, por segundo y 

 centímetro cúbico, un número q de iones de cada signo, en virtud de la 

 recombinación se establecerá un estado de equilibrio en que el número de 

 iones de cada signo no, satisface a la ecuación 



donde a es el coeficiente de recombinación. Si en un momento dado se 

 suprime la radiación, como la recombinación continúa, irá disminuyendo el 

 valor de Uq, y se encuentra fácilmente que el tiempo necesario para redu- 

 cirse a la mitad viene dado por 



Por otra parte la densidad de la corriente de saturación es 



y las tres últimas ecuaciones permiten eliminar q y '^ dando no, en función 

 de cantidades fácilmente medibles, por la fórmula 



«0 = 



el ' 



Este valor de /Zq, sustituido en la ecuación que define /, conduce a 



i P 

 "- + "- = TET- 



