- 92 — 



de bronce, de la forma indicada en la figura, con un espesor de paredes 

 de 5 mm. para evitar los poros que puedan provenir de la fundición, y que 

 impedirían hacer el vacío. La tapa contiene en su parte superior, y for- 

 mando pieza con ella, un disco análogo al C, aunque de dimensiones más 

 pequeñas, destinado a limitar el haz de rayos X de modo que sólo ionice 

 el gas del condensador AC, y no el del resto de la caja envolvente. Como 

 en ella se ha de hacer el vacío, la corona circular que posee la parte supe- 

 rior de la tapa ha de cubrirse de modo que no impida el paso de los ra- 

 yos X; lo que logramos disponiendo un disco de aluminio de 0,2 a 0,3 mi- 

 límetros de espesor sujeto a presión a la tapa por medio de un anillo y 

 tornillos. Para asegurar el cierre, todas las uniones M van recubiertas de 

 cera colofonia. 



Para hacer todas las conexiones de los platillos que son necesarias, 

 lleva cada uno de éstos un hilo sujeto a remache en el borde. En la caja 

 envolvente, y enfrente de todos los platillos (menos del D), existen unos 

 tubos de 2 mm. de diámetro y 3 cm. de largo, situados según una hélice, 

 que terminan en unas pequeñas cazoletas F, tapadas con ebonita, por don- 

 de salen los hilos anteriores, que se aislan a lo largo del tubo mediante 

 otro de vidrio. El remache del hilo correspondiente al platillo D se hace 

 en el extremo de la varilla que le sirve de soporte, y se saca al exterior 

 por un tubo de 1 cm. de diámetro y 6 cm. de largo, que existe en el fon- 

 do de la caja; como en las cazoletas, este tubo lleva un tapón de ebonita 

 que es atravesado por el hilo. 



En una misma generatriz de la caja existen dos tubos de 1 cm. de diá- 

 metro y 10 cm. de largo. De estos tubos el inferior permite establecer la 

 comunicación del aparato con la máquina neumática, el manómetro de aire 

 libre y el sistema destinado a purificar el aire. Esta comunicación se hizo 

 con tubos de vidrio, cerrando las uniones con las partes metálicas por me- 

 dio de cera colofonia. 



El otro tubo está destinado a sacar los hilos de un termóm.etro de ní- 

 quel, que va arrollado sobre un tubo de cuarzo situado en una de las tres 

 varillas que sujetan el sistema de platillos (precisamente la representada 

 en la fig. 8.^), termómetro con el cual se mide la temperatura del gas en 

 el momento del experimento, pues, según dijimos, influye en el valor de 

 la velocidad. 



El método de Lattey exige que en cada medida los campos de los con- 

 densadores AC y BD permanezcan constantes, y el campo de AB cambie 

 alternativamente de signo con intervalos de tiempo conocidos. Los dos pri- 

 meros se obtienen por unas baterías de pequeños acumuladores, cuyas co- 

 nexiones con las armaduras pueden cambiarse utilizando los conmutado- 



