— 97 — 



y de la diferencia de potenciales entre ellas, determinada utilizando un elec- 

 trómetro de cuadrantes M2, del tipo Dolezalek, pues como existen resisten- 

 cias altas en serie, es imposible medirla con un voltímetro ordinario. La 

 aguja, que es de cartón recubjerto de papel de estaño, está suspendida por 

 una cinta de bronce fosforado de 0,08 mm. de ancho, 0,004 mm. de espe- 

 sor y 6 cm. de largo. El montaje empleado, según indica el esquema, es 

 el idiostático, desviándose, por tanto, la aguja proporcional mente al cua- 

 drado de los potenciales. Para obtener la constante de proporcionalidad 

 hicimos . varias determinaciones de la desviación con diferentes poten- 

 ciales conocidos, con los resultados que se consignan en el cuadro siguien- 

 te, donde V se expresa en volts., D en mm. de la escala, y 



K V 



V = 5,9, 13,8, 20,0, 25,9, 33,9, 40,0; 



l/b=-2,83, 6,53, 9,49, 12,25, 15,90, 18,79; 



K = 2,09, 2,11, 2,11, 2,11, 2,13, 2,13. 



De donde se puede tomar K = 2,11 con un error de 1 por 100. 



El haz de rayos X que ioniza el gas en el condensador secundario AC 

 procede de un tubo Coolidge, cuyo cátodo se pone incandescente median- 

 te una corriente que mide un amperímetro y regula el reostato R2. El 

 campo acelerador de los electrones se establece con auxilio de una bobina 

 de Rumkorf, cuyo primario se alimenta con una batería de acumuladores 

 de 40 volts, intercalando el reostato Rg y un interruptor rotatorio de mer- 

 curio del tipo Ñewton-Wright. En el secundario de la bobina se intercala 

 un miliamperímetro, la constancia de cuyas lecturas, juntamente con las 

 del amperímetro en el circuito del cátodo, aseguran la regularidad de fun- 

 cionamiento deí tubo. Éste va encerrado en una caja de plomo que no tie- 

 ne más abertura que ía situada frente a la cubierta de la caja que encierra 

 el condensador de medida, por donde sale el haz de r^yos destinado a la 

 ionización del gas. 



Para determinar la carga que recibe el platillo D, se le une con un 

 par de cuadrantes de un electrómetro sensible por un hilo aislado en el 

 eje de un tubo metálico ligado a tierra, destinado a protegerlo de las per- 

 turbaciones exteriores. El electrómetro Mi a su vez se encuentra protegi- 

 do por una caja metálica, en cuyo interior se encuentra la llave S, que 

 aisla o conecta con tierra al sistema formado por el platillo D y un par de 



