— 99 — 



cierran los diferentes circuitos necesarios para que funcione el tubo de ra- 

 yos X. 



Colocando el contacto N del puente en el cero déla escala, se es- 

 tablece la corriente en el circuito potenciométrico por medio del interrup- 

 tor I5, y así estamos en condiciones de empezar a medir la carga recibida 

 por D, para lo cual basta levantar la llave S. Simultáneamente se hace 

 una lectura en el contador de segundos, O, que determina el instante ini- 

 cial del intervalo de tiempo durante el cual D recibe las cargas de los 

 iones, intervalo T fijado previamente (nunca ha excedido de sesenta se- 

 gundos), y al final del cual se abre el interruptor I4 para que el tubo de 

 rayos X deje de funcionar y no se engendren nuevos iones. Al medio del 

 intervalo T se hace funcionar el cronógrafo, utilizando los interruptores 

 le e I7 para medir la velocidad del conmutador del campo E2, y durante 

 todo él se procura mantener el electrómetro en el cero de la escala mo- 

 viendo el pocilio N. La lectura en el hilo para su posición final nos da una 

 magnitud proporcional a la carga que ha recibido D, y la traducción de la 

 cinta del cronógrafo el tiempo, t^ correspondiente a cada contacto del 

 conmutador. Para terminar volvemos a hacer una medida de Eg, la presión 

 y la temperatura para tomar los valores medios, y quitando todos los 

 contactos hechos estamos en condiciones de volver a operar. 



Así se hacen varias medidas de la carga que recibe el platillo D, para 

 diferentes valores de t (basta variar la resistencia Rj) y conservando cons- 

 tante el intervalo T, de modo que por extrapolación podamos ver qué va- 

 lor corresponde a t cuando aquella carga sea nula, y obtener así el tiem- 

 po que los iones emplean en recorrer la distancia AB, ya conocida, del 

 cual se deduce fácilmente la velocidad. 



Se supone implícitamente en el precedente razonamiento que al con- 

 densador central no llegan más iones que los que atraviesan el enrejado 

 del platillo A; pero como en la práctica los rayos secundarios creados por 

 los rayos X penetran hasta aquel condensador y en él ionizan directa- 

 mente el gas, es necesario hacer la corrección correspondiente a este 

 efecto. 



Supongamos Ei de signo contrario a E3; entonces, como los iones que 

 atraviesan A no pueden atravesar B, todos los que llegan a D proceden de 

 esta ionización secundaria de AB. Designando por q el número de iones 

 creados por unidad de volumen y y su velocidad bajo el campo Eg, el nú- 

 mero que llega a B durante el tiempo t en que la acción de Eg tiene la mis- 

 ma dirección que E3 es 



q s V t, 



