— O: 
en las paredes, las cuales tienen de uno a dos milímetros de espesor. Los. 
cuellos, estirados al soplete junto a la base, llevan soldadas sendas llaves. 
de Geissler, con tubo capilar, de unos siete u ocho centimetros de longi- 
tud, terminando en un enchufe plano al esmeril para unirlos al aparato; el 
matraz pequeño está provisto de un enchufe cónico; ambos medios permi- 
ten un cierre perfecto 
lubrificando con grasa 
Travers. 
Los contrapesos son 
de vidrio de la misma 
procedencia, y han sido 
ajustados por el método 
hidrostático a +0,5 cmf, 
Se hallan lastrados con. 
un poco de mercurio para 
que su peso exceda al- 
gunos gramos del peso 
del correspondiente ma- 
traz, con lo cual en las. 
dobles pesadas basta 
añadir pesas del lado de- 
éste. 
Cada matraz y con- 
trapeso tiene un hilo de 
níquel para suspenderlo. 
de la cruz de la balanza 
en las pesadas. 
Es sabido que, por: 
efecto de la elasticidad 
de las paredes de los ma-- 
traces, se origina una 
Fig. 3,1 , disminución de volumen 
cuando están vacíos de 
aire, resultando un aumento de peso aparente que es necesario determinar 
para calcular la correspondiente corrección. 
Esta corrección se ha determinado para los seis matraces usados por: 
nosotros empleando el aparato representado en la figura 3 y siguiendo el 
procedimiento clásico. El capilar calibrado tiene un radio de 0,53 mm. y 
está dividido en milímetros, lo que permite una exactitud de lectura de: 
0.1><10-$, El conjunto del aparato es de vidrio; la tapadera tiene el cierre- 
