M1 119 
meter Engineering C.*», de dos cuerpos de bomba, que da corrientemen- 
te un vacío de 0.2 mm., y, por último, con dos trompas de mercurio auto- 
máticas modelo Boltwood, acopladas en serie, con lo que se alcanzan 
vacios de menos de 0.1 mm. Las trompas y bombas se hallan unidas al 
resto del aparato por medio de tubos, cloruro cálcico y anhídrido fosfórico. 
Manómetros. —Como dispositivos auxiliares para seguir la marcha de 
los desprendimientos del oxígeno y el paso lento del gas sobre los tubos 
de anhídrido fosfórico en los diversos métodos de obtención empleados, se 
usaron monómetros de mercurio de aire libre de unos 90 cm. de longitud 
y de 1.5 mm. de diámetro. Para la determinación de las presiones resi- 
«duales y las de cierre se ha utilizado un manómetro-barómetro del tipo 
Germamn (1) perfeccionado por E. Moles (loc. cit.), perfeccionamiento que 
permite en cualquier momento rehacer el vacío en la cámara barométrica, 
“si así conviene a causa de algún accidente fortuito, sin necesidad de des- 
montar el aparato. Las lecturas se hacen sobre una escala de vidrio fabri- 
cada por la casa O. Pressler, de Léipzig, colocada delante del tubo baro- 
métrico; esta escala se ha estudiado en este laboratorio con gran cuidado 
en un comparador de precisión, comparándola con un metro patrón de 
acero-níquel, resultando que a 0” el intervalo de 10 a 86 tiene una longi- 
tud de 759.96 mm., o sea que los resultados obtenidos por las lecturas di- 
rectas han de venir disminuídos en 0.04, corrección que se ha hecho sobre 
cada una de las lecturas. En la manera de hacer estas últimas se ha tenido 
en cuenta las precauciones señaladas por E. Moles (loc. cit.). 
Para estar seguros de que toda causa de error sistemático ha sido 
eliminada, hemos determinado la densidad del mercurio a 0%, empleado 
por nosotros en los barómetros. Las determinaciones las hemos verifica- 
do valiéndonos de un dilatómetro construido por la casa Bodin, de París, 
de vidrio duro, en el cual el recipiente tiene un volumen de 5.8349 c. C. y 
el de la columna es 0.07817 c. c., dividido en 250 partes. Las lecturas se 
hacen con auxilio de un anteojo, alcanzando una precisión de la 0.1 de 
“división; es decir, que se determinan los volúmenes con una precisión 
der E05 ><"T053: 
Las pesadas han sido hechas con una buena balanza Rueprecht, sensi- 
'ble a + 0.05 mer. Los pesos se corrigen del empuje del aire y de una pe- 
:queña corrección de volumen por el menisco de la columna del dilatóme- 
tro. La precisión alcanzada en la pesada es de +0.1 >< 1035 (el peso 
de Hg en cada determinación es 80 gr. próximamente). 
(1) A.F. O. Germanmn, 7hese Genéve, 1913. 
