La MI 
Se han efectuado dos determinaciones, dando valores idénticos a 
Dug 13.5956, que es prácticamente idéntico al valor más probable indi- 
cado en las tablas de constantes físicas Dg 13.5955 (media de las de- 
terminaciones de Marek, 13.5956, y de Thiesen y Scheel, 13.59545). 
Para proteger las superficies del mercurio libres del manómetro-baró- 
metro y como indicador de pequeñas diferencias de presión, se ha uti- 
lizado un manómetro compensador de aceite de nafta en forma de U, cuyas 
ramas, de unos 50 cm. de longitud, se hallan interpuestas entre el manó- 
metro-barómetro y los matraces calibrados. 
Por la diferencia de densidades entre el mercurio y el aceite de nafta 
(16 : 1), es un excelente indicador de las diferencias de presión, puesto 
que una desviación del nivel de un milímetro en él, representa 0,06 mm. 
de mercurio, pudiendo, por tanto, garantizar las lecturas con una apro- 
ximación de + 0.05 mm. Además, las medidas de presión se han hecho- 
a presiones próximas a 760 mm., con lo cual se eliminan casi por comple- 
to las correcciones debidas a la desviación de la ley de Mariotte. 
Balanzas.—Generalmente se ha usado una balanza Bunge (Hambur- 
go) sensible a + 0.1 mgr. para una carga máxima de 1.000 gr. El cero se 
ha determinado antes y después de cada pesada en los tres matraces; se 
han hecho las pesadas por el método de las oscilaciones, con lo cual se 
alcanza una sensibilidad de 0.01 gr., pudiendo en todo caso garantizar 
sensiblemente a + 0.05 mgr. La balanza está colocada en una doble caja 
de fieltro para protegerla de los cambios de temperatura. Las lecturas se 
hacen a un metro de distancia con un pequeño anteojo. 
Se operó siempre por doble pesada a carga constante y teniendo los 
matraces, por lo menos, de cinco a seis horas en la caja de la balanza entre 
pesada y pesada. 
La serie núm. 15 ha sido hecha y repesada en balanzas Sartorius, 
sensibles + 0.05 mgr., y en las que, operando según el método antes ex- 
puesto, se consigue mayor grado de sensibilidad; circunstancia que hace 
poco probable un error personal que pudiera haberse cometido de una ma- 
nera sistemática. 
Pesas.—Las pesas empleadas son procedentes de la casa Scholi, de 
Ginebra, comprobadas por esta misma casa; han sido anteriormente usa- 
dos por Moles y Batuecas en sus investigaciones sobre los gases etileno y 
fluoruro de metilo. Una de las cajas de pesas más comúnmente usada por 
nosotros, ha sido estudiada de nuevo; a continuación se da la tabla de co- 
rrecciones correspondientes a las pesas empleadas: 
