— 249 — 
€l aparato productor del gas a estudiar y con un Mc. Leod destinado a 
vigilar el grado de enrarecimiento obtenido durante las medidas. Para 
facilitar el vaciado y la introducción del gas, existe un tubo CD, pro- 
visto de una llave K,, que pone en comunicación ambos extremos del 
«capilar. 
Todas las uniones están hechas mediante soldaduras, y los tubos de 
Bombás 
Fig. 2.* 
conexión tienen un diámetro superior a 10 mm., con objeto de que la 
resistencia que oponen al paso del gas sea despreciable frente a la del 
Capilar. 
Empleamos dos bombas de vapor de mercurio (1) dispuestas en serie, 
en las que el tubo de salida del vapor estaba constituido por una tobera 
divergente. El vacío preliminar se obtiene mediante una pequeña bomba 
Geryk, que mantiene una presión de unos 7 mm. 
Para evitar la condensación de gotas de mercurio en el capilar, se 
halla éste rodeado de papel de amianto y de una cinta metálica, por la que 
circula la corriente de dos acumuladores. De este modo, la temperatura 
“se mantiene dos o tres grados por encima de la ambiente. Hay, además, 
un termómetro (no representado en la figura), que se, introduce en un 
(1) J. Palacios: An. de la Soc. Esp. de Fis. y Quím., XVIII, pág. 331, 
1921. ' 
Rev. ACAD. DE CIENCIAS.—1922, 17 
