— 264 — 
2,2 Un espectrógrafo de tipo «Littrow», con prisma de cuarzo, que 
«da una dispersión lineal de 4,5A por milímetro en A3000A, y 2A por milí- 
metro en 123004. 
3.2 Una red cóncava de 10 pies (304,8 cms.)-de radio que tiene 14438 
líneas por pulgada (5684 por centímetro). La longitud de la parte rayada 
es de ires pulgadas y media (8,9 cms.). Esta red está montada de tal 
modo,«que la única parte móvil del aparato es la rendija (montaje Abney), 
dando así una dispersión de 5,5A por milímetro en ei espectro de pri- 
mer order. Se hicieron fotografías en el primero, segundo y tercer 
orden. 
Los dispositivos empleados para la producción del espectro pueden re- 
sumirse en tres: los de arco-llama, arco y chispa. Para el arco se ensaya- 
ron dos electrodos de manganeso metálico; pero hubo que desecharlos 
porque el arco saltaba poco satisfactoriamente, el manganeso se proyec- 
taba por el aire en pequeños trozos que ardían. Los mejores resultados se 
obtuvieron poniendo un trozo de cloruro de manganeso (previamente de- 
secado y fundido) entre electrodos de carbón y usando corriente de la em- 
pleada para alumbrado a 110 voltios. El arco que se obtenía así estaba 
formado por dos regiones francamente diferentes: una, la interior, era de 
color gris azulado muy brillante; la otra, la exterior, formaba una llama 
alargada por arriba en forma de penacho de color verde fuerte, pero de 
«mucho menor brillo. Colocando el cloruro de manganeso mezclado con 
«cloruro sódico, se obtiene un arco en el que se pueden separar mucho los 
dos polos, y que por su baja temperatura puede ser llamado arco-llama. 
El espectro de chispa fué obtenido haciendo pasar la descarga condensa- 
da de una bobina de inducción a través de dos trozos de manganeso metá- 
lico, distantes uno de otro, aproximadamente, un milímetro. 
Las placas usadas han sido las que a continuación se detallan: Impe- 
rial, ordinarias, entre 22400A y 145004; para la región verde las placas 
Marion, llamadas «Iso-record», han dado excelentes resultados, y para la 
región roja pancromáticas Wratten Wainwright. 
Los valores de las longitudes de onda dados por Fuchs han sido usa- 
dos de un modo general. En algunos, pocos casos, sin embargo, se han 
empleado los valores de Kilby (1) o de Exner y Haschek (2). Se han medi- 
do algunas líneas nuevas y se han remedido algunas otras. Para ello se 
fotografiaba el espectro del hierro al lado del manganeso, sirviendo así de 
(1) Astroph. J., vol. 30, pág. 243 (1909). 
(9) Tabelle der Funkenspectra. Wien (1902), y Tabelle der Bogenspectra. 
Wien (1904). 
