> 00 — 
de la densidad es el representado en la fig. adjunta. El tubo de descompo- 
sición T se calienta mediante un pequeño horno eléctrico, controlando la 
temperatura mediante un pequeño par termoeléctrico. S es un serpentín 
por el que circula agua fría, y sirve para refrigerar el cierre esmerilado 
del tubo, engrasado. En el tubo f se coloca una espiral de hilo de oro, 
con objeto de retener algo de vapor de sodio que pudiera desprenderse 
arrastrado por el nitrógeno. El tubo £ va además sumergido en un vaso 
Dewar, con mezcla Tylorier (mezcla de anhídrido carbónico sólido 
y éter). 
El volúmetro está constituído por dos matraces, calibrados cuidadosa- 
mente y unidos directamente al barómetro-manómetro tipo; ei espacio 
perjudicial capilar de las canalizaciones, así como el de la rama del manó- 
metro, hasta la punta de enrase, se ha calibrado asimismo con toda exacti- 
tud. La manipulación se puede comprender con facilidad: se pesa primera- 
mente el tubo f vacío, se introduce luego una cantidad conveniente de tri- 
nitruro, y se pesa de nuevo después de haber hecho el vacío y de haber 
calentado durante algún tiempo a 170? (durante la calefacción, la presión 
no debe variar más de algunas décimas de milímetro, lo que demuestra la 
ausencia completa de humedad). Se calienta en seguida, con todo cuida- 
do, hasta unos 300?, y en cuanto empieza el desprendimiento se enfría 
hasta los 280*. El gas se conduce directamente al aparato vacío, a través 
