Perfeccionamiento del manómetro regulador de 
presión en los aparatos para medición de volú- 
menes gaseosos a presión constante 
por 
Enrique Hauser 
(PRESENTADO EN LA SESIÓN DE Ciencias Físico-QuímiCAS DEL 16 DE MAYO DE 1923) 
En esta Revista (diciembre 1915) hice referencia a la aplicación del 
manómetro sistema Schondorff a mi aparato de medición para análisis de 
gases, cuya disposición se reproduce esquemáticamente en la figura 1.? 
Como en el referido manómetro es el agua el 
líquido empleado para regular la presión, aparte 
del inconveniente de que una pequeña cantidad 
de gas pueda disolverse en dicho líquido, existe 
el de no permitir trabajar con gases secos o hacer 
determinaciones de humedad. La sustitución del 
agua por el mercurio, sin otra precaución, tenía 
el gran inconveniente de disminuir la sensibilidad 
del aparato, y el propósito de evitarlo es el que 
me ha movido a imaginar el artificio que es obje- 
to de la presente nota. 
La solución del problema se reduce a equili- 
brar la rama capilar a nivel fijo 1 (véase fig. 2.*) 
del manómetro de mercurio (que ahora sustituye 
al agua) por una columna de agua de altura va- 
riable que carga sobre la rama libre y de mayor sección H de dicho ma- 
nómetro. En consecuencia, el manómentro está formado de dos partes: 
una, de dos ramas fijas, que constituye el manómetro de mercurio, y la 
otra, de una rama móvil A, y otra flexible C, que va conectada a la rama 
libre del manómetro de mercurio. El tubo flexible y la rama móvil van 
llenos de agua en cantidad tal, que estando equilibradas las dos ramas de 
mercurio, el nivel del agua en la rama móvil A pueda igualarse al de 
Fiol 
