470 — 
índice l en la rama capilar del mercurio; un estilete que se fija sobre Á ' 
sirve para marcar esta coincidencia o las diferencias de nivel sobre la 
rama fija l. 
Para poner en funciones este aparato se enipieza por echar mercurio 
en las ramas fijas, quitando el sobrante o las burbujas de aire por la llave 
auxiliar L, haciendo así 
coincidir el nivel del 
mercurio en la rama ca- 
pilar con el cero de la 
eraduación (el nivel de 
la otra rama estará 
siempre algunos milí- 
metros más alto a causa 
de la capilaridad). He- 
cho esto, se llena con 
agua el resto de la 
rama del manómetro de 
mercurio, y teniendo 
llenos de agua el tubo 
A y el de caucho C, 
que le prolonga, se le 
une a la oliva que debe 
terminar la rama libre 
del manómetro de mer- 
curio. Una llave r per- 
mite aislar, cuando con- 
venga, al manómetro 
del tubo medidor de 
volúmenes. 
Por lo demás, la 
Fig. 2.1 presión de este manó- 
metro se regula, como 
en el de Schondorff, elevando el depósito A, si la temperatura aumenta (5 
milímetros por 0,1 a 20? C.), y bajándole de otro tanto, si la temperatura 
desciende; de igual manera se corrigen las variaciones de presión baro- 
métrica. Con el fin de ajustar el volumen del gas al nivel fijo 1 del mer- 
curio del manómetro, se regula la altura del mercurio en la rama libre P 
del aparato de medición de volúmenes por medio de un pistón inmer- 
gente p, formado por un cilindro de vidrio que puede estar lleno de aire 
o de mercurio y que va dentro del depósito de mercurio. 
