alos 
— 41 — 
Antes de llegar a una disposición definitiva para el regulador de vo- 
lúmenes, he tenido que hacer varios tanteos, pues cuando el cilindro in- 
mergente está cerrado por abajo, el empuje hacia arriba es muy grande 
si está lleno de aire, y resulta muy pesado cuando está lleno de mercu- 
rio. Además, si ha de tener el artificio la sensibilidad necesaria, requiere 
para dicho cilindro un diámetro relativamente grande, lo cual viene a dis- 
minuir la capacidad en mercurio del depósito, o sea de la rama móvil del 
aparato de medición, exagerando los inconvenientes antes citados. En 
consecuencia, he sustituido dicho cilindro cerrado por otro abierto por 
abajo, formando campana, que puede cerrarse por la parte superior me- 
diante una llave /; con este artificio, el diámetro del pistón inmergente 
puede ser lo grande que se quiera, sin quitar mercurio al depósito, y en 
el momento de utilizarlo, basta cerrar la llave / y elevarlo o bajarlo de 1 
cantidad conveniente. : 
No debo terminar estas líneas sin decir que al estudiar este aparato 
ha venido a mi recuerdo el Barómetro de Precisión imaginado por nues- 
tro inolvidable compañero don Eduardo Mier y descrito en los Anales 
de la Sociedad Española de Física y Química, septiembre 1903, pá- 
ginas 193-204. 
(Laboratorio de Investigaciones Científicas de la Escuela de Minas.— 
Madrid.) 
