— 256 — 
Si el electrómetro debe permanecer fijo en un lugar deter- 
minado, basta hacer estos arreglos, así como la determina- 
ción de la constante, sólo de tiempo en tiempo. 
En el laboratorio se ha podido comprobar la facilidad y 
precisión de estos arreglos y del procedimiento, comparan- 
do, v. gr., un patrón Weston y otro Clark. El electrómetro 
usado ha sido uno Mascart. Me ha prestado su valioso con- 
curso en estas medidas mi amigo Dr. Jardí. 
IX. Para terminar, voy á criticar el método de medida 
usado hasta ahora en el Laboratorio de la Universidad. Este 
método no supone más arreglo que el de lograr para C= 0, 
A=B, que la desviación sea nula á partir de A=B=C=o0. 
La posición del espejo en que esto ocurre se toma como la 
que define el cero de la escala de desviaciones. Los cuadran- 
tes se regulan á ojo, así como la altura de la aguja. Sólo 
varía en el tanteo el azimut del espejo. Siendo un arreglo 
para Ú =0, la simetría introducida no modificará en nada los 
términos dependientes de 6 en el valor de F. 
Por consiguiente, no los tendré en cuenta desde luego. 
La simetría introducida impone á la fórmula (9) la única 
condición 
A NO 
luego 
A A A Y (CD 
+ (a, +01) (A+ pj (B + p) + 2P,(4 +p)(C, +p) + 
2 MB CO) 
El método de medida responde á las cuatro medidas del 
siguiente esquema 
adri A — A 
Enadramte e — A + A 
Astana: del == E 6 
Desviación...... 0,, 0, OSRgñ 
